( 853 ) 



sans balancier. De cette manière, ils marcheront synchroniquement avec le 

 régulateur. Voilà tout l'appareil. J'ai supprimé, pour abréger, les détails de 

 construction et d'adaptation ; mais les astronomes et les habiles artistes qui 

 les secondent imagineront facilement mes dispositions, ou d'autres analo- 

 gues. Je dirai seulement que le mouvement parallactique de la limette pour- 

 rait, si l'on veut, élre obtenu très-simplement à la main par le système de 

 montage. 



» J'explique maintenant le fonctionnement démon appareil. 



» Je suppose- qu'on observe l'éclipsé du 1 8 juillet prochain. A l'instant 

 du premier contact extérieur, une touche, que la main droite pressera, 

 rompra le circuit du régulateur avec le premier compteur qui s'arrêtera, 

 et, comme on a le temps, on lira et enregistrera l'heure. Cela fait, on 

 refermera le circuit, et on notera le retard du compteur sur le chronomètre 

 régulateur. 



» A l'instant du premier contact intérieur, le même mouvement de la 

 main arrêtera encore le compteur; on ne s'en occupera pas, afin de conti- 

 nuer les observations. 



» Si l'on aperçoit une protubérance, la micrométrique de droite, que 

 l'on tournera, fera mouvoir angulairement le fil mobile; le frotteur, isolé 

 de la vis, et en rotation avec le pôle négatif d'un élément Bunsen, en frot- 

 tant sur un cercle divisé en bandes conductrices et isolantes (les conduc- 

 trices étant en relation avec le cylindre, isolé, de gauche du système en- 

 traînant la bande électro-chimique, et le style traçant en relation avec le 

 pôle positif de la pile), le frotteur, dis-je, eu passant sur les bandes con- 

 ductrices, fermera le circuit, et si chaque bande représente un degré, 

 chaque trait tracé et chaque intervalle représenteront chacun un degré; de 

 plus, le rapport de la roue à dents, qui entraîne le fil mobile, avec la vis 

 pourra être tel, que chaque trait, ainsi que chaque intervalle, ne représen- 

 tent qu'un déplacement angulaire moindre du fil, 5 minutes par exemple, 

 ce qui serait suffisant. 



» Pour mesurer la hauteur de la protubérance, le fil étant ramené à la 

 position initiale, parallèlement au fil fixe, lavis supérieure fera mouvoir le 

 châssis, et son frotteur, par un système analogue en partie au précédent, 

 pourra indiquer le déplacement parallèle du fil mobile. On aura donc ainsi 

 un triangle rectangle dont on connaîtra, outre l'angle droit, un angle (l'an- 

 gle précédent ou son supplément), et un côté; en le résolvant plus tard, on 

 en déduira la hauteur de la protubérance. 



C. R., 18:9, 2« Semesi;e. (T. XLIX, N» 22.) III 



