V. Untersuchungs- und Gonservirungsmethoden. 13 



phenson, Naphthalinmonobromid zum Einlegen von Diatomeen (Dichtigkeit 

 1.555. Brechungsindex 1.658. Sichtbarkeitsziffer auf den Brechungsindex der 

 Diatomeen 1.43 berechnet 22 gegen 11 fur Canadabalsam) . Dippel (Botan. 

 Centralblatt 1880, p. 1148) empfiehlt Anisol und Cassiaol. Weitere Vorziige des 

 Naphthalinmonobromid sind seine Loslichkeit in Alcohol und A ther, ferner daB 

 es nicht fliichtig ist, endlich, daB es Wachs nicht auflost. Die Praparate werden 

 mit Wachs und nachfolgendem Lackverschluss eingekittet. 



11. Dolbear, A. E., Absolute Invisibility of Atoms and Molecules, in: Journ. R. Microsc. 



Soc. Vol. 3. p. 10441045. 



Auseinandersetzung der Unmoglichkeit, Molecule zu sehen, auch abgesehen von 

 den Griinden, welche die Steigerung der VergroBerung iiber eine gewisse Grenze 

 verhindern. 



12. Vorce, C. M., Penetration in Objectives is it a defect or an advantage, in: Amer. 



Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 170 171. 



Erorterung des Werthes beider Eigenschaften zur Erzielung vollkommener 

 Objective. 



13. Blakham, E. E., Penetration, in : Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 886 (aus Amer. Journ. 



Microsc. V. 1880. p. 145.). 



B. fiihrt aus , dafi es nicht wunschenswerth sei , Objective mit allzugroBem 

 Penetration svermogen zu besitzen ; man laufe Gefahr, inclem man Dinge , die im 

 Object in verschiedenen Ebenen liegen, gleichzeitig sehe, ein zusammengesetztes, 

 zu Tauschuugen fiihrendes Bild zu erhalten. 



c) Priifang des Mikroskopes. 



14. Abbe, E., Some Remarks on the Apertometer. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. 



p. 2031. 



Abbe tritt in dieser Abhandlung fur seine Bezeichnung der mikroskopischen 

 Objective ein, in welche statt der in Graden ausgedriickten GroBe des Offnungs- 

 winkels ein anderer Ausdruck, die numerische Offnung, eingefiihrt ist. Weder 

 Lichtstarke noch auflosende Kraft der Linse stehen in director Proportionalitat 

 zu der GroBe des Offnungswinkels. Eine Trockenlinse kann ferner mit einer 

 Immersionslinse nur verglichen werden, wenn die gefundenen Winkel auf ein ge- 

 meinsames Medium berechnet werden. Es ist ferner eine Vergleichung , welche 

 (z. B. nach einem Vorschlag Woodward's Zool. Jahresber. f. 1879. p. 12) 

 die Winkelwerthe nach dem Durchgaug des Lichts durch die Linsen (die inneren 

 Winkel) zu Gruude legt, nicht zulassig , weil letztere von dem sehr ungleichen 

 Brechungsvermogen der Frontlinse abhangen. Schon bei Crown-Glas-Frontlinsen 

 variirt der Brechungsindex erheblich ; (bei Zeiss von 1.501 1.544). Der quanti- 

 tative Ausdruck der Offnung muB ausgehen von der Lichtmenge , welche von 

 einem Punkte des Objectes aus zu eiuem Punkte des Bildes vereinigt wird. Es 

 lafit sich nun zeigen , daB die Sammelkraft eines Objectivs proportional ist dem 

 Winkel der auf der Bildseite convergirenden Strahlen ; dieser Winkel andert sich 

 aber nicht im gleichen Verhaltnis mit dem Winkel der von dem Object in das 

 System eintretenden Strahlen , kann also nicht als Ausdruck fur letzteren sub- 

 stituirt werden , sondern mit dem Sinus der Halfte jenes Winkels. Wenn das 

 Brechungsvermogen des optischen Medium's ^Luft oder Wasser u. s. f.) mit be- 

 rucksichtigt wird, ist 



a = n sin. w 



wobei a die numerische Offnung, n den Brechungsindex und w den sinus des hal- 

 ben Offnungswinkels darstellt. Auf diese GroBe lassen sich die Hauptfunctionen 

 der mikroskopischen Darstellung mittelst eines bestimmten Objectives zurtick- 



