14 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



ftihren (vergl. das Original) . Sie 1st, unabhangig von variablen Nebenumstanden, 

 zuruckzufuhren auf eine naturgemaBe Grundeinheit , namlich die Lichtcapacitat 

 eines Objectives, welches die Gesainnitheit der von einem leuchtenden Punkte inner- 

 halb eines Mediums von dem Brechungsindex 1.00 nach einer Seite bin ausgehen- 

 den Lichtstralilen aufnimmt. Mit Zugrundelegung der numerischen Offnungs- 

 winkel la'Bt sich zeigen, daB die jetzigen Objective eine Vollendung erreicht 

 haben, wonach sie nur noch eine relativ kleine Steigerung ihrer Leistungsfahigkeit 

 erfahren konnen. Hinsichtlich der kritischen und theoretischen , zum Theil die 

 Prioritat der Construction des Abbe'schen Apertorneters betreffenden Einzelnheiten 

 1st das Original zu vergleicben. 



15. Apertures exceeding 180 in Air. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 875 877. 



Theoretische Ausfiihrung der sclieinbar auffallenden Moglichkeit , daB der 

 Offnungswinkel eines Immersions-Systems 180 iiberschreiten kann (wenn namlich 

 der correspondirende Luftwinkel berechnet worden ist) . 



16. Tolles, Improved Traverse-lens, s. unten I. f. Nr. 34. 



17. Fasoldt's, Test Plate, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 891. 



Nach Am. Journ. Microsc. V. 1880, p. 160 soil in dieser Testplatte das letzte 

 Feld eine Million Linien auf einen Zoll zeigen ! ? 



18. Arranged Diatoms for Test Slides, in: Journ. R, Microsc. Soc. p. 499 (aus Engl. 



Median. XXXI. 1880. p. 181). 



In Ermangelung eines drehbaren Objecttisches kann man zu Prtifungszwecken 

 Test-Objecte herstellen , welche 6 oder mehr Exemplare einer Diatomee radiar 

 aufgestellt enthalten , so daB dieselben bei unveranderter Spiegelstellung in un- 

 gleicher Weise belichtet sind. 



19. Teasdale's Test Slide for dark Ground Illumination, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. 



p. 149. 



Eine Anzahl paralleler Linsen sind in sehr geringem Abstand so angeorclnet, 

 daB bei nicht genau gleichmaBiger Belichtung jeweils die rechtwinklig vom Licht 

 getroffenen am deutlichsten erscheinen. 



20. Blackham, G. E., Examination of Objectives s. unten I. d. Nr. 27. 



d) Objective. 



21. Abbe, E., Durability of Homogeneous Immersion Objectives, in: Journ. R. Microsc. 



Soc. Vol. 3. p. 524. 



Die Dauerhaftigkeit der Systeme fur homogene Immersion ist in keiner Weise 

 geringer als die anderer Objective ; auch ist eine Schadigung des Firnisses wenig- 

 stens durch das von Zeiss angewendete Cedernol nicht zu ftirchten. 



22. Mounting of the Front Lens of Immersion Objectives, in: Journ. R. Microsc. Soc. 



Vol. 3. p. 884. (theilweise aus Engl. Mech. XXXI. 1880. p. 517). 

 Es wird ausgefnhrt, daB nach einem Vorschlag von Abbe (Journ. R. Microsc. 

 Soc. 1879, p. 821 ff.) es moglich sei, durch Anwendimg von Frontlinsen, deren 

 GroBe mehr als eine Kugelhalfte erreicht, eine moglichst vollkommene Aus- 

 nutzung des Offnungswinkels zu erzielen. Die Frontlinse ist hierzu auf einer 

 dtinnen Glasplatte befestigt , deren Rand in der Fassung fixirt ist , so daB letz- 

 tere die active Oberflache der Liuse selbst nicht beeintrachtigen kann. Zeiss hat 

 eine derartige Linse fiir homogene Immersion mit Zinkchlorid ausgefilhrt ; Powell 

 und Lea land haben mit Erfolg eine Wasserimmersionslinse (aequ. ! / 4 Zoll) , deren 

 Offnung den grofiten theoretisch moglichen Betrag nahezu erreicht, verfertigt. 



23. Extra Front Lenses to Homogeneous-immersion Objectives, in: Journ. R. Microsc. 



Soc. Vol. 3. p. 1051. technischen Inhalts. 



