V. Untersuchungs- und Conservirungsuiethoden. 15 



24. Bragdon, A. A., The Objectives which afford the most accurate Knowledge of Histology. 



in: Amer. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. 1880. p. 89. 



Als Imrnersionsfltissigkeit fur homogene Immersion empfiehlt B. Glycerin, 

 welches auf den richtigen Brechungsgrad gebracht wird durch Zusatz von Zink- 

 Sulpliocarbolat ; dasselbe ist etwas dick , hat jedoch vor Glen den Vorzug , den 

 Kitt nicht aufzulosen. Br. rtihmt als ganz besonders vorzitglich ein von 

 Tolles construirtes System (Vio)> welches (unter Benutzung einer Corrections- 

 schraube) fiir Wasser-, Glycerin- und 01-Immersion verwendbar ist. 



25. , Fluid for Homogeneous - immersion Objectives, in: Journ. R. Microsc. Soc. 



Vol. 3. p. 1051. 



Bragdon empfiehlt, indem er die Diinnflussigkeit des Cedernoles als seine 

 Anwendung storend hervorhebt, eine Mischung von Zink-Sulphocarbolat mit 

 Glycerin in gleichen Theilen , welche durch Kochen und eventuell noch weiteren 

 Zusatz des Salzes auf den richtigen Brechungsiudex gebracht wird. Ein wesent- 

 licher Vorzug der Losung ist, daB sie mit Wasser ebenso leicht abzuwaschen ist 

 wie reines Glycerin. 



26. Gibbes, H., On the Use of the Wenham Binocular with High powers, in : Quart. Journ. 



Microsc. Sc. p. 318. 



Gibbes erwahut, dass Powell und Lealand's Systeme die Zeiss'schen 

 itbertreffen sollen an Definitionsvermogen , bei geringerer Empfindlichkeit fiir die 

 Tubuslange. 



27. Blackham, G. E., Systematic Examination of Objectives for the Microscope, in: Journ. 



R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 515. 



Priifung einer Reihe von Objectiven nach verschiedenen Richtungen. Zumeist 

 sind amerikanische Systeme beriicksichtigt ; von deutschen nur Zeiss, franzosi- 

 sche gar nicht. Die sehr sorgfaltig und miihsam hergestellte Tabelle ist , theils 

 weil hervorragende Fabriken fehlen, theils weil die neueren Fortschritte, nament- 

 lich Zeiss' Systeme fiir homogene Immersion nicht beriicksichtigt sind, nicht 

 zum Referat geeignet. 



28. Sliding Objectives, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 1048. 



Parkes liefert Mikroskope, bei welchen die Systeme nicht durch Gewinde ein- 

 geschraubt , sondern mittelst federnder Hiilsen eingesetzt werden , wodurch ein 

 weit rascherer Wechsel der VergroBerung moglich ist. 



e) Oculare. 



29. Seaman, "W. H., Observations on the construction of the Huyghenian Eye-Piece as used 



in Microscopes, in: Amer. Naturalist. Vol. 14. p. 309 311. 



Priifung verschiedener Oculare in Hinblick auf deren Construction , welche 

 zeigt, daB das Verhaltnis der Brennweiten beider Linsen nicht ein constantes 

 ist, vielmehr innerhalb ziemlich weiter Grenz'en schwankt. 



30. Bulloch, W. H., Concerning Eye Pieces, in : Amer. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1 . p. 206. 



Bulloch berechnet nach einer, wenn auch nicht absolut genauen , do ch fiir 

 praktische Zwecke ausreichenden Methode die VergroBerung verschiedener Ocu- 

 lare : Man dividirt das Product des Focalabstandes der Ocularlinse mit dem der 

 Sammellinse durch die halbe Summe jener beiden Abstande , bezw. dem Abstand 

 beider Linsen. Durch Angabe der betreffenden Zahl statt willkiirlicher Nummern 

 wiirde natiirlich die Auswahl und Vergleichung der Oculare verschiedener Fabri- 

 kanten erleichtert. 



t. Wythe, J. H., Amplifier s. unten II. c. Nr. 25. 



