16 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



9 



f) Beleuchtungsvorrichtungen. 



32. Pennock, E., On Central Light, in: Aineric. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 16. 



Urn sicher rein centrales Licht zu erhalten , soil man ohne Ocular das Bild der 

 Blendung auf der Ruckflache des Objectives aufsuchen und solange die Spiegel- 

 stellung corrigiren, bis jenes Bild genau central steht. 'Fur die continentalen 

 Mikroskope kaum noting, da dort stets enge Blendungen dem Praparat nahe genug 

 stehen, um centrales Licht zu erzielen. Der Wunsch nach einer guten Blendung, 

 welchen der Herausgeber Hitchcock in einer zusatzlichen Bemerkung aus- 

 spricht , ist fur continental Instrumente gleichfalls gegenstandslos. Einige Vor- 

 schlage zur Herstellung geeigneter Blenden an englischen Stativen und Beleuch- 

 tungs-Apparaten s. unter II. Refer.) 



33. Fripp, H. E., On Daylight Illumination with the Plane Mirror. An Appendix to Part. I of 



the Theory of Illuminating Apparatus, in : Journ. R. Microsc. Soc.Vol. 3. p. 742 746. 

 F. ftihrt aus , daft auch bei Anwendung des Planspiegels man nicht mit paral- 

 lelen Lichtstrahlen zu thun hat, vielmehr durch die Brechungen, welche das Licht 

 in den oberen Luftschichten oder an unebeneu Wolkenmassen erfahrt , Strahlen 

 aus den verschiedensten Richtungen des Raumes den Spiegel, wenn auch in un- 

 gleicher Starke treffen, dernnach auch in verschiedener Richtung das Object 

 streifen. 



34. Tolles, Improved Traverse-lens, Illuminating and Aperture-measuring Apparatus, in : 



Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 887889. 



Verbesserter Apparat zu Beleuchtungs- und Messungszwecken, ausgebildet aus 

 einer friiher (Zool. Jahresber. f. 1879. p. 17) beschriebenen Vorrichtung. Ohne 

 Abbildung nicht zum Referat geeignet. Die Vorrichtung , welche zum Einpassen 

 in den Hiilfstlsch berechnet ist, tragt auCer dem beweglichen Condenser noch be- 

 wegliche Prismen zur Erzielung schiefen Lichtes. 



35. Swift's Radial Traversing Substage-Illuminator. s. unten II. a. Nr. 9. 



36. Pelletan. J., Les eclairages a immersion. Le prisme de Woodward, in: Journ. de micro- 



graphie IV. annee. p. 72 76. 



Das Woodward'sche Prisma ist ein rechtwinkliges Glasprisma, welches mit 

 der Hypotenusenflache durch Immersionscontact, und zwar am Besten homogeue 

 Immersion, dem Objecttrager anhaftet, wahrend die den rechten Winkel bildende 

 Kante weit genug abgeschliffen ist, daC eine der Hypotenuse parallele Fliiche 

 entsteht. Mittelst der letzteren ist dies Glasprisma einem gleichgeformten Messing- 

 prisma aufgekittet, dessen Hypotenusenflache abwarts gekehrt dem Hitlfstitch 

 aufliegt, so zwar, dafi auf diesem die gauze Vorrichtung verschiebbar ist. Zwei 

 an dem Messingprisma angekittete Arme tragen eine geschwarzte, von einer 

 kleinen Offnung durchbohrte Messingplatte , deren Flachen der zugekehrten 

 Seitenflache des Glasprisma s parallel stehen. Die in Betracht kommende Seiten- 

 flache des Glasprisma's ist mit schwarzem Papier gedeckt , welches an einer der 

 Offnung der Messingplatte correspondirenden Stelle durchlochert ist, der Art, daC 

 ein Lichtbundel , welches beide Offnungen durchsetzt , unter rechtem Winkel in 

 das Prisma und von da aus (da durch den Immersionscontact Brechungen aus- 

 geschlossen sind) bis zur oberen Flache des Deckglases eines in Canadabalsam 

 month-ten Praparates gelangt, letztere also unter einem Winkel von 45 zur opti- 

 schen Axe trifft. Nur fur Systeme, deren Offnungswinkel gro'Ger als 90 ist, 

 wird aber bei diesem Verlauf der Lichtstrahlen Licht in das Objectiv gelangen ; 

 auch von solchen werden nur wenige gute Bilder geben. Durch das Wo o dward'- 

 sche Prisma wird mithin ein Priifstein fur den Grad der Ausnutzung schiefen 

 Lichtes bei Systemeu mit groBem Offnungswinkel abgegeben. 



