A. Untersuchungs- und Conservirungsinethoden. ] 7 



37. Moore, A. Y., The Illumination of opaque objects under high [powers, in: Amer. 



Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 205. 



Moore's Methode laBt sich nur verwenden bei trocken montirten Praparaten ; 

 eine weitere Vorbedingung ist, dafi der VerschluBring transparent 1st. (Canada- 

 balsam oder DammarfirniB.) Ein Woodward'sches Prisma wird neben dem 

 Deckglas auf den Objecttrager dureh Immersionscontact fixirt, die Hypotenusen- 

 flache dem Objecttrager aufliegend. Das Licht, von oben durch das Prisma ein- 

 tretend, erfahrt an der unteren Flache des Objecttragers, dann an der oberen 

 Deckglasflache , zu welcher es durch den transparenten Dammar- oder Canada- 

 balsamverschluB gelangt , die entsprechenden Reflexionen ; Strahlen, welche nicht 

 in das Gebiet des Verschlusses fallen, werden unschadlich durch Reflexion an der 

 oberen Flache des Objecttragers. 



Nach Moore soil diese Vorrichtung fiir die starksten VergroBerungen (natiir- 

 lich nur von Trockensystemen, bis 4000 fach) gute Resultate geben. Noch ein- 

 facher ist es, das Prisma durch einen Tropfen einer stark lichtbrechenden Fliissig- 

 keit (Canadabalsam oder Glycerin) zu ersetzen, wodurch fast der gleiche optische 

 Effect erreicht wird. 



38. Smith, J., On the Illumination of Objects under the high Powers of the Microscope, in : 



Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 398399. 



Als Lichtquelle dient eine 3 Zoll von dem Mikroskop aufgestellte Lampe, deren 

 Flamme ihren scharfen Rand dem Instrument zukehrt , als Condensor das wbull's 

 eye, eine halbkugelige Linse, die mit der convexen Flache abwarts etwas erho'ht 

 auf den Objecttisch gelegt wird. Das die plane Flache treffende Licht gelangt in 

 sehr schiefer Richtung zum Object. Die Einstellung geschieht, indem man zuerst 

 ein weiBes Kartenblatt statt des Objecttragers hinlegt ; die genauere Einstellung 

 wird dann bei Betrachtung des Praparates erreicht. 



39. Wenham, F. H., On an improved Immersion Paraboloid, in: Americ. Monthly Microscop. 



Journ. Vol. 1. p. 101. 



Das von Wenham zur Beleuchtung opaker Objecte angegebene Paraboloid 



benutzt die Totalreflexion an der Oberflache des Deckglases , ist mithin , wie 



andere derartige Vorrichtungen speciell nur fur Trockensysteme berechnet; es 



besteht urspriinglich aus einem planconvexen Paraboloid von ! / 10 Zoll Breunweite, 



dessen um den Betrag der Dicke des Objecttragers abgeschliffene , urspriinglich 



convexe Seite durch Immersionscontact dem Objecttrager anhaftet. Die voile 



Ausnutzung erfolgt allerdings nur bei 01-Immersionscontact. Man kann aber 



auch mit Wassercontact den gleichen Effect vollstandig dunkeln Gesichtsfeldes 



bei denkbar groBtem Einfallswinkel der Lichtstrahlen erzielen, wenn die mit dem 



Objecttrager zu verbindende Stelle nicht nur abgeflacht , sondern concav aus- 



geschliffen wird, mit einem Krummungsradius der concaven Flache von 8 / 10 Zoll. 



Abgesehen von den optischen Vorziigen schiitzt diese Vertiefung die Contact- 



flache vor zufalligen Schadlichkeiten , Zerkratztwerden u. s. f. Genaueres tiber 



die Begriindung und weitere Anwendung ist im Original zu vergleichen. 



40. Pelletan, J., Condensateur hemispherique a immersion de E. Gundlach. in: Journ. de 



Micrograph. IV. ann. p. 21 24. 



Eine planconvexe Crownglas-Linse , nahezu einer Halbkugel entsprechend , in 

 Messingfassung , deren plane Flache in Immersionscontact mit dem Objecttrager 

 gesetzt wird , bildet einen einfachen Condensor , der eventuell durch Schrauben 

 zur Centrirung verstellbar in der Offnung des Tisches angebracht wird. Der 

 Objecttrager und die Linse bilden dann eine nahezu halbkugelige gleichmafiig 

 lichtbrechende Masse, in welcher Brennpunkt und Kriimmungsmittelpunkt nahezu 

 in der planen Flache vereint sind. Das Object findet sich mithin bei der Anwen- 



Zoolog. Jahresbericht 1880. I. 2 



