A. Untersuchungs- und Conservirungsniethoden. 19 



47. Wenham, F. H., Improved Illuminator for Diatoms and other Test objects. (English 



Mechanic XXX. p. 279). in: Journ. K. Microsc. Soc. Vol. 3. Nr. 1. p. 144. 

 Eine halbkreisformige Glasscheibe von i / 4 Zoll engl. Radius, deren Kreisrand 

 in einer Kriimmung von J /i o Zoll gerundet polirt ist , wird mit dem , den Durch- 

 messer des Kreises darstellenden geraden Rand auf die Unterflache des Object- 

 tragers in Immersionscontact durch Wasser oder 01 angeklebt. Bei Belichtung 

 von unten her mit dem gewohnlichen Spiegel entsteht eine feine Lichtlinie als vor- 

 ziiglich wirkende Belichtung z. B. behufs Auflosung von Diatomeen-Zeichnungen. 



48. Frazer, P., A. Mirror for illuminating Opaque [Objects for the Projecting Microscope. 



(Aus Proceed. Arner. philos. Soc. Vol. 18. Nr. 105. p. 503.) in: Journ. of the R. 



Microsc. Soc. Vol. 3. p. 10811082. 



Zur Beleuchtung opaker Objecte von oben her ist eine dunne (1 mm) plan- 

 parallele Glasplatte in einer verschiebbaren Hohe an dem Objectiv so angebracht, 

 daB sie parallel der Ebene des Objecttragers verschoben werden kann gegen 

 einen kleinen Reflexspiegel , der , selbst an einem Charnier drehbar, unter einem 

 stumpfen Winkel an die Glasplatte angrenzt. Die von unten her in einem Winkel 

 von 62 auf letztere fallenden parallelen Lichtstrahlen werden, wahrend nur ein 

 kleiner Theil die Platte passirt , zum gro'Bten Theil auf den Spiegel, von diesem 

 auf das Object reflectirt, von wo sie durch die Glasplatte in das Objectiv gelangen. 

 Fr. selbst will diese Vorrichtung nur bei Objectiven mit groBem Abstand (^2 Zoll 

 und mehr) und speciell bei Demonstrations-Mikroskopen (Sonnenmikroskop u. s. f.) 

 angewendet sehen ; bei starkeren Systemen gibt er parabolischen Spiegeln den 

 Vorzug. (Noch besser ist fur den gewohnlichen Gebrauch jedenfalls die mit Abbe's 

 Illuminator verbundene Centralblende. Ref.) 



II. Neue Mikroskope, einschliesslich Nebenapparate. 



a) Stative. 



1. Kaiser, E., Uber einigeneueVerbesserungen am Mikroskopstativ (Stative von Schmidt 



und Haensch). in: Botan. Centralbl. Nr. 23/24 (mit Abbild.). s. unter II. c. 23. 



2. Pelletan, J., Microscope de Laboratoire. in: Journ. de Micrograph, p. 243 247. 



Dies groBe Stativ erstrebt die Moglichkeit, alle existirenden Nebenapparate 

 leicht anpassen zu konnen. Bemerkenswerth scheiut die bei continentalen Mikro- 

 skopen sonst nicht angewendete weite Offnung des Tisches. Doppelte Gewinde 

 am Tubus fur Society screw und neuere (amerikanische) Systeme mit weiterem 

 (Izolligem) Gewinde. Ein Index an der Mikrometerschraube laBt die GroBe der 

 Tubushebung messen. Zur Herstellung schiefen Lichtes wird der Spiegel urn eine, 

 das Object schneidende Axe sammt einem Hitlfstisch fur Condenser u. s. f. be- 

 wegt. Abbe's Illuminator kann angebracht werden. Bezugsquelle : Labo- 

 ratoire du Journal de Micrographie. 



3. Wale's Working Microscope, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 1045 1047. 



Das Originelle dieses Stativs liegt in der Vorrichtung zum Umlegen. Statt 

 einfacher Charnierdrehung bewegt sich das Stativ mittelst Kreissegmenten ent- 

 sprechender Rinnen um zwei Zapfen, die in dem FuBtheil angebracht sind. Die 

 Bewegung erfolgt der Art, daB der Schwerpunkt uuverandert bleibt. Der auf- 

 recht stehende Theil des FuBes selbst besteht aus zwei Halften , die mitsammt 

 den horizontalen Zapfen durch eine Schraube gegen einander, bezw. gegen die 

 Rinnen, worin die Zapfen laufen, gepreBt werden, wodurch das Mikroskop in jeder 

 Stellung fixirt werden kann. 



4. New Microscopes and Accessories, in: Amer. Monthly Miscrosc. Journ. Vol. 1. p. 8 10. 



5. Hitchcock, R., The new Acme Microscope, ibid. p. 203 204. 



2* 



