20 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



Beschreibung und Abbildung eines von Sidle & Co., Lancaster, Pa., con- 

 struirten Statives The Acme Stand) . Hiilfstisch und Spiegel drehen sich gemein- 

 sam urn eine der Lage des Praparats entsprechende Axe in mefibarem Winkel. 

 Der Htilfstisch besitzt ein Gewinde, in welches die Objective als Condensoren eiu- 

 gesetzt werden konnen. Wie bei vielen neueren amerikanischen und englischen 

 Stativen kann das Praparat behufs schiefer Beleuchtung unten an den Objecttisch 

 befestigt werden. 



Hinsichtlich des in dem zweiten Aufsatz (5.) besprocheuen und abgebildeteu 

 complicirteren Statives derselben Werkstatt hebt H. die sehr zweckmaBige stereo- 

 skopische Einrichtung hervor ; dieselbe ist auch auf starke Vergro'Berung anwend- 

 bar. Von der hier auf s hochste verfeinerten mechanischen Einrichtung ist zu 

 erwahnen, daB der Objecttisch vollstandig uingesturzt werden kann mit dem dar- 

 auf fixirten Praparat , um letzteres von unten her, oder bei schiefstem Licht be- 

 trachten zu konnen. 



6. Nachet's Microscope with Rotating Foot, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 873. 



Ein einfaches , genau centrirt um die optische Axe rotirendes Mikroskop wird 

 von N a c h e t vorgeschlagen , in der Weise , daB das ganze Instrument auf dem 

 FuB um eine, den Spiegel tragende Axe rotirt. (Schon in den Kellner'schen 

 Katalogen war ein solches Stativ verzeichnet und abgebildet ; die Einrichtung 

 erfullt den Zweck des Drehtisches nur fur schiefe Beleuchtung ; ftir Polarisations- 

 zwecke ist sie ganz unbranchbr. Ref.) 



7. Beck's improved Microscope Stand with swinging Substage. in: Journ. R. Microsc. Soc. 



Vol. 3. p. 329. 



AuBerst complicates Stativ, dessen Objecttisch, Htilfstisch verstellbar sind, mit 

 Theilkreisen zum Ablesen des Drehungswinkels u. s. f. 



8. Ross' Improved Microscope, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 704 705. 



An dem sehr complicirten Stativ sind die beweglichen Theile aus Phosphor- 

 bronze verfertigt und so mehr als bei alien anderen vor Abnutzung geschiitzt. 



9. Swift's Radial Traversing Substage Illuminator, in : Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. 



p. 867869. 



Wie an vielen neueren englischen Mikroskopen ist auch an dem Swift'scheu 

 Stativ der Substage mit Condenser um eine horizoutale Axe drehbar, welche 

 von vorn nach hinten das Object schneidet ; letzteres nimmt also den Drehungs- 

 mittelpunkt ein. Zu diesem , um eine Langsaxe beweglichen Condensor kommt 

 nun ein zweiter, der um eine Queraxe, also rechtwinklig zu jener des ersten um 

 das gleiche Centrum bewegt wird. Es wird darnit dasselbe erzielt, wie bei Powell 

 und Lealand's Apparat durch die Existenz zweier Offnungen in der Blenclscheibe 

 (vgl. oben Nr. I 42. p. 18), namlich die Beleuchtung des Praparates mit zwei 

 verschieden gerichteten Strahleubiindelu. Der eine dieser Condensoren kanu 

 so weit um die Axe bewegt werden, daB er, von oben wirkend, auch als Beleuch- 

 tungsapparat opaker Objecte dienen kann ; beide Condeusoren beziehen das Licht 

 durch Prismen. Der eigenthttmlich construirte Coudensor ist viel schmaler als 

 der gewohnliche Substage und kann daher schieferes Licht als bei anderen eng- 

 lischen Mikroskopen mit beweglichem Hiilfstisch erreicht werden. Als Vorzug 

 wird noch weiter angefiihrt, daB man diesen Condensor ohne Weiteres durch die 

 gewohnliche Htilse ftir Substage u. s. f. ersetzen kann. 

 10. Swinging Substages. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 10551080. 



Zusammenstellung der bisher seit 1853 construirten Mikroskope mit um 

 den Ort des Praparates drehbarem Htilfstisch. Die in den letzten Jahren con- 

 struirten derartigen Stative sind in diesem Bericht aufgeftihrt. 



