A. Unter such ungs- und Conservirungsmethoden. 21 



11. Foreign Mechanical Stages, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 8T8u. p. 1047 (Seiber t 



u. Krafft's fine Adjustement). 



Beschreibung und Abbildung einiger Vorrichtungen an deutschen Stativen, so 

 der unten besprochenen beweglichen Objecttische von Schmidt und Haensch 

 (welclien ein kervorragender Vorzug vor englischen Vorrichtungen gleicher Art 

 nicht zuerkannt wird), einiger Methoden der feinen Einstellungen am Objecttisch 

 (die nur bei ganz geringen Instrnnienten gebrauchlich, kaum der wegwerfenden 

 Kritik bedurft hatten Ref . ) uud der feiuen Einstellung durch Parallelogramrnfuhrung 

 der Seibert und Krafft'schen Instrumente. Letztere findet in einem spateren Auf- 

 satz (p. 1047) ausfiihrliche Besprechung ; es wird hervorgehoben , dafi wegen 

 der nothwendigen Bildverschiebung sie mit dem rotirenden Objecttisch nicht wohl 

 verwendbar sei. (Durch die , bei Stativen mit Drehtisch am Objecttisch befind- 

 lichen Stellschrauben wird man diesen Mangel so leicht beseitigen, dafi der Nach- 

 theil gegen den Vorzug der mangelnden Friction nicht in Betracht kommt. Ref.) 



12. Nachet, On a petrographical Microscope, in: Journ. E. Microsc. Soc. p. 227 u. fig. 15. 



Das hier von N. beschriebeue Stativ 1st speciell fur mineralogische Zwecke be- 

 stimmt, besitzt indessen eine Einrichtung, die auch bei speciellen Untersuchungen 

 organischer Objecte in polarisirtem Licht unter Umstanden vielleicht brauchbar 

 sein diirfte, allerdings nicht auf andere Instrumente iibertragbar ist. Der Tubus 

 ist namlich in zwei Theile zerlegt ; der untere dreht sich mit dem Objectiv und 

 dem Objecttisch um die optische Axe , so dafi die Centrirung unverandert bleibt, 

 was bekanntlich bei den gewohnlichen Drehtischen auch bei sorgfaltigster Arbeit 

 nicht erreicht ist ; der obere Theil des Tubus mit Ocular und Analysator bleibt 

 dabei unverandert stehen im Gegensatz zu der Oberhauser-Hartnack'schen Ein- 

 richtung, bei welcher Tubus und Analysator mit dem Objecttisch zugleich rotiren. 

 DieweiterenEinzelnheiten haben nur fur die mineralogische Anwendunglnteresse. 



13. Weber-Liel's Ear Microscope, in: Journ. R. Mierosc. Soc. Vol. 3. p. 710 (aus: Deutsche 



Zeitschrift fur Mikroskopie II. 1880. p. 175). 



Zu arztlich diagnostischen Zwecken. Beobachtung der membr. tymp. am 

 Lebenden mit Abbildung. 



14. Tiffany's Prepuce Microscope, in : Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 709 (aus St. Louis 



med. and surg. Journ. XXXVIII. 1880. p. 387). 



Zu arztlich diagnostischen Zwecken. Beobachtung des Blutlaufes in der Vor- 

 haut am Lebenden. 



15. Trichina Microscopes, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 711 716. 



Verschiedene Mikroskope und Htilfsapparate zu Trichinen - Untersuchungen 

 von Hager, Schmidt u. Haensch, Wachter, Teschner, mit Abbild. 



16. The microscopical Apparatus exhibited at the meeting of the A. A. A. S. in : Amer. 



Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 175 176. 



Kurze Angaben tiber verschiedene Stative u. Hiilfsapparate. 



b) Stereoskopisches Mikroskop. 



17. Woodward, J. J., Riddell's Binocular Microscopes; an historical Notice, in: Americ. 



Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 261. 



W. ftihrt den Nachweis, dafi schon 1852 und 1853, also vor Nachet, bino- 

 culare Mikroskope construirt wurden , ganz abgesehen von den vor die Zeit des 

 achromatischen Mikroskopes fallenden Versuchen , die bis auf den Anfang des 

 17. Jahrhunderts (Lippershey 1609) zuriickgehen . In der Anwendung des bild- 

 zerlegenden Prisma gebiihrt Rid dell die Prioritat ; seine Anordnung erachtet 

 W. auch jetzt noch fur bilduinkehrende Mikroskope fiir zweckmafiig. 



18. Advantages of the Binocular Microscope. Reduction of Angle of Aperture with the 



Binocular, in : Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 874. 



