22 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



In der ersten der hier genannten Notizen wird darauf hingewiesen , daB bei 

 Anwendung des stereoskopischen Mikroskopes mit Systemen von groBem Offnungs- 

 winkel unter Umstanden der korperliche Eindruck bis zur Verzerrung ubertrieben 

 werden kann. Eine Reduction der zur Ausnutzung kommenden Offnung findet 

 nur bei einer bestimm'ten Stellung des Objectives zur optischen Axe , bezw. zur 

 Stellung des Prisma statt ^bei parallelen Linienzeichnungen eines Objectes, wenn 

 die Linien von vorn nach hinten, nicht wenn sie quer gestellt sind) . Es ist daher 

 nicht ohne practischen Werth , die Stellung eines Praparates unter dem binocu- 

 laren Mikroskop zu beriicksichtigen. 



19. Abbe, E., tJber ein stereoscopisches Ocular. (Titelangabe). in: Sitzungsber. Jena. Ges. 



f. Med. u. Nat. 1879. p. 109. 



20. , A new stereoscopic Ocular, in: Amer. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 201. 



(Aus Zeitschrift fur Microscopic.) 



Die Zerlegung des Lichtstrahles findet hier statt durch ein in den Tubus ein- 

 gefugtes Doppelprisma. Die dasselbe constituirenden Prisnien sind durch eine 

 nicht 0,01mm dicke Luftschicht getreuut ; die letztere begrenzendeu , einander 

 zugekehrten Flachen sind um 38,5 zur optischen Axe geneigt, wahrend je eine 

 Flache des oberen und des unteren Prisma's senkrecht zur optischen Axe gestellt 

 sind. Das untere Prisma ist stumpfwinklig gleiehseitig [ Winkel von 103, 38.5, 

 38.5), das obere rechtwinklig ungleichseitig (Winkel von 90, 38.5, 51.5), die 

 von unten kommenden Lichtstrahlen werden in der Weise zerlegt, daB ein gro'Be- 

 rer Theil in der urspriinglichen Richtung zum Ocular gelangt, ein kleinerer Theil 

 (ca. Ys) an der brechenden Flache so abgelenkt wird, dafi er unter einem Winkel 

 von 13 zur Horizontalebene durch eine seitliche Offnung im Tubus in ein zweites 

 entsprechend (13) geneigtes rechtwinkliges Prisma gelangt, an dessen Hypote- 

 nusenflache er nach oben total reflectirt wird in den Tubus des 2ten Octilares. 

 Eine Schraube regulirt den Abstand beider Oculare. Letztere sind uuter sich 

 verschieden construirt , zur Correction des verschieden groBen Weges , welchen 

 die directen und die abgelenkten Strahlen durchlaufen. Die ungleiche Lichtstarke 

 beider Bilder soil eher einen Vortheil als einen Nachtheil bilden. Abbe's Con- 

 struction soil ferner die Mangel anderer gebrauchlicher Systeme , die entweder 

 starkere VergrflBerungen nicht zulassen oder durch Beeinflussung der Tubus- 

 Lange das Objectiv nicht zu bester Geltung bringen (Tolles) oder endlich nicht 

 gleichzeitig als monoculare Mikroskope zu benutzen sind (Stephenson) , nicht 

 theilen. 



21. Gibbes, H., On the Use of the "Weuham Binocular with High powers, in : Quart. Journ. 

 Microsc. Sc. p. 318. 



Bisher konnten stereoskopische Bilder nur bei schwachen VergroBerungen er- 

 zeugt werden. Es ist aber moglich, selbst mit sehr starken Systemen ,Zeiss 1 / 12 , 

 Powell-Lealand Yie & Immersion) den stereoskopischen Tubus zu verbinden, 

 wenn man daftir sorgt, daB das Objectiv moglichst nahe an das zeiiegende Prisma 

 gesetzt wird. Dies geschieht, indem die Linsencombination aus dem oberen Theil 

 der Fassung herausgeschraubt wird und mittelst eines passenden Zwischensatzes 

 (adaptor) direct an die Tubusoffnung angefiigt, so daB sie moglichst unmittelbar 

 unter dem Prisma steht ; natiirlich muB der Tubus so eingerichtet werden , daB 

 er sich weit genug gegeu den Objecttisch senken la'Bt. auch ist ein Condenser mit 

 groBer Offnung nothig. Der stereoskopische Eindruck soil vorziiglich gelingen, 

 Zellen im Froschlarvenschwanz kubisch erscheinen ; man soil ohne weiteres sehen, 

 ob ein Nerv iiber oder unter einer Zelle verlauft, in sie eintritt u. s. f. Das 

 gleiche erstreben die Einrichtungen von Abbe, oben No. 21, und von Sidle 

 und Co. vgl. oben II. a. 4 u. 5.). 



