A. Untersuchungs- und Conservirungsiuethodeu. 23 



22. Holmes's Isophotal Binocular Microscope, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 370. 



Aus Engl. Mechanic. XXXI. 1880. p. 464. 



Indeni wir hinsichtlich der Construction des Holines'schen stereoskopisclien 

 Mikroskopes auf das Original verweiseu , sei hier nur erwalmt , daB dasselbe im 

 Gegensatz zu dem Abbe'schen Instrument (vergl. p. 23) bezweckt, Bilder von 

 genau gleicher Lichtstarke zu erzielen , wie dies auch bereits von anderen Con- 

 structeureu erreicht 1st. 



c) Tubas des Mikroskopes. 



23. Kaiser, E., Uber einige neue Verbesserungen am Mikroskopstativ. in: Botan. Centralbl. 



Nr. 23/24. 



Die erste der Verbessemngen betrifft die grobe niechanische Einstellung des 

 Tubtis. Um die feste Fiihrungsbiilse ist auBen eine zweite bewegliclie Fiihrungs- 

 hiilse gelegt, in welcher sich ein schraubenartig gewundener breiter Spalt ein- 

 geschuitten findet. In dem letzteren lauft ein mit dem Tubus fest verbimdenes, 

 prismatisches Fiihrungssttick , welches gleichzeitig auch eine der optischeu Axe 

 des Instrumentes entsprechende Fuhrung in einern vertical ausgefraisteu Spalt der 

 altereu festen Fiihruugshiilse erhalt , so daB durch einfaches axiales Drehen der 

 auBeren beweglichen Fiihrungshulse eiue genaue axiale Hebung und Senkung des 

 Tubus erzielt wird. 



K. riihmt die genau concentrische sanfte Bewegung des Tubus, die bei schwa- 

 chen VergroBerungen die Mikrometerschraube entbehrlich mache. Die zweite von 

 K. beschriebene Vorrichtung betrifft die Herstellung zweckmaBiger beweglicher 

 Objecttische. Zwei Formen derselben sincl beschrieben, von welchen nur die com- 

 plicirtere zu feineren Arbeiten bestimmt ist ; beide Constructionen sind ubrigens 

 auch als Find -Vorrichtuugen zu gebrauchen, die complicirtere nebenbei auch als 

 sehr genaues Objecttischraikronieter. Die Eiurichtung ist ohne Abbildung schwer 

 zu beschreiben. Ebenso wie die besprochene Tubusfiihrung ist sie der Firma 

 Schmidt und Haensch, Berlin, StallschreiberstraBe 4, patentirt. Auch der compli- 

 cirtere der Objecttische soil sich ubrigens durch Diiune der Platte vortheilhaft 

 vor anderen Constructionen auszeichneu bei niederein Preis als dem der gebrauch- 

 lichen Objecttischmikrometer. 



24. Wythe, J. H., Diameter of Microscope tubes. IWythe's Amplifiers, in: Journ. E. 



Microsc. Soc. Vol. 3. p. 877.. Aus Amer. Journ. Microsc. V. (18SO) p. 81. 

 W. fiihrt aus, daB eine bedeutende Steigerung der Leistungsfahigkeit des Mi- 

 kroskopes durch Verbesserung der Oculare und Eiuschaltung von vergroBernden 

 Concavlinsen zu erstreben sei. Zu letzterem Zweck beuutzt er eine solche Linse von 

 6 Zoll Brennweite, l 1 /^ Zoll Durchmesser ;aus einem kleinen Fernrohr) in einem 

 kleinen Ausziehtubus etwa 3 Zoll vom Ocular. Er hebt feruer hervor, daB durch 

 die gebrauchlichen engen Rohren ein Theil des Bildes durch Absorption an der 

 Inueuflache des Tubus verloren geht und schlagt vor, letzteren zu erweitern ;un- 

 geniigend begriindet. Ref.). 



25. Groves, J. W., On a Means of obviating the Reflexion from the Inside of the Body- 



tubes of Microscopes with Suggestions for Standard Gauges for the same and for Sub- 

 stage Fittings, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 225 220 und fig. 14. 

 Gr. macht darauf aufmerksam, daB bei vielen , namentlich contiuentalen Mi- 

 kroskopen das Bild beeintrachtigt wird durch von der Inueuflache des Tubus re- 

 flectirtes Licht. Auch wo der Tubus innen geschwarzt war, wird beiin Einschieben 

 der langeren schwachen Oculare die Beize abgerieben, so daB unterhalb der kiir- 

 zeren starken Oculare ein reflectirender Sauin bleibt. Es laBt sich dies vermeiden, 

 wenn der Tubus etwas weiter ist als die Oculare, so jedoch, daB letztere in einer 



