24 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



oben eingelegten Hiilse, die nicht welter herabreicht als das kiirzeste Ocular, den 

 nothigen Halt finden. ^Den Vortheil des innen geschwarzten Tubus 1st ein selir 

 wesentlicher , wie Ref . schon langer empfunden hat ; fast alle continentalen Mi- 

 kroskope zeigen leider glanzende Inneuflache des Tubus) . 



26. Sliding Objectives, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. 1048. s. oben I. d. Nr. 28. p. 15. 



d) Objecttisch, Blendungen u. s. f. 



27. West, R. G., Universal- Motion Stage and Object-holder, in: Journ. R. Microsc. Soc. 



Vol. 3. p. 331332. (Aus Journ. Queckett Microsc. Club. VI. 1880. p. 25.) 

 Zuweilen gelingt es durch Orientirung eines Praparates in verschiedene Ebeneu 

 des Raumes Einzelnheiten zu sehen, die anders nicht deutlich werden. AuBer den 

 urn eine horizontale Axe beweglichen Objecttischeu von Zentmayer (Zool. 

 Jahresber. f. 1879. p. 18), Smith u. a. erstrebt dies ein von Morris construirter 

 Objecthalter, bei dessen Verwendung indeB das Praparat sich aus der optischen 

 Axe entfernt und neu eiugestellt werden muB. W.'s Von-ichtung besteht aus 

 einer auf eine durchlocherte Messingplatte aufgesetzten Hiilse , auf welche eiue 

 zweite, den Objecttrager tragende Platte mittelst eines Kugelabschnittes auf- 

 gesetzt ist , dessen unterer Theil zum Durchtritt des Lichtes ausgeschnitten ist. 

 Das Centrum des Kugelsegmentes fallt iiber die Objectplatte ; damit das Praparat 

 ohne EinfluB der Dicke des Objecttragers stets im Centrum der Kugel eingestellt 

 bleibt, liegt der Objecttrager nicht auf der Platte auf, sondern wird gegen, mit dieser 

 verbundene Klemmen durch Federn angepreBt; da aber die untere Flache der 

 Klemmen der Ebene des Kriimmungscentrums entspricht , so wird auch das Pra- 

 parat auf der oberen Objecttragerflache in jener Ebene stehen ; besondere Schrau- 

 ben, welche die Klemmeii durchbohren, dienen der feinen Einstellung des Object- 

 tragers, um auch noch eine die Dicke des Praparats beriicksichtigende feine Ein- 

 stellung zu ermoglichen. 



28. Kaiser, E., s. oben II. c. Nr. 23. 



29. Webb, W., On an Improved Finder, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 750 752. 



fig. 71. 72. 



W. modificirt den Maltwoodfinder durch eine feinere Theilung , namlich in 

 22500 Quadrate in einem Quadrat von 3 / 4 Zoll Seitenlange, die durch dunklere 

 Linien in Gruppen von je 100 Feldern eingeordnet sind; letztere selbst sind 

 wiederum durch mittelstarke Linien in 4 Abtheilungen von je 25 Feldern zer- 

 legt. Durch ein Kreuz, von 2 Paaren besonders starker Linien gebildet, ist 

 das ganze Liniensystern in 4 Hauptabtheilungen zerlegt. Durch diese Unter- 

 abtheilungen ist natitrlich das Zahleu vereiufacht. Die Bezeichnung einzelner 

 Felder ist gleichfalls leicht. Naheres vergl. das Original. 



30. Hartley, E. H., A "VVarnistage Jfor the Microscope, in: Amer. Monthly Microsc. Journ. 



Vol. 1. p. 181182. 



H.'s sehr einfache Vorrichtung besteht aus einem U-formig gebogenen Glasrohr, 

 welches auf dem Objecttisch zwischen aufgeleimten Korkstiicken fixirt wird; in 

 das eine Ende des Rohres, auf welches der Objecttrager gelegt wird, flieCt Wasser 

 aus einem ErwarmungsgefaB durch Heberwirkung ; der in eine abwarts gebogene 

 Spitze ausgezogene zweite Schenkel lafit das Wasser tropfenweise abfliefien. Das 

 Wasser wird in dem ErwarrnungsgefiiB siedend erhalten ; auf dem Wege durch 

 den Heber und das verbindende Gummirohr kiihlt es sich allmahlich ab, bei 

 langsamem FlieBen starker als bei raschem Strom. DieSchnelligkeit des Abflusses 

 ist leicht regulirt durch hohere oder tiefere Stellung des HeizgefaBes. Die Tem- 

 peratur ist natiirlich uur annahernd genau zu bestimmen , kann jedoch fiir ver- 

 schieden hohe Stelhmg des GefaBes bezw. verschiedene AbfluBzeiten anuahernd 



