26 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



III. Handbiicher. 



1. Martin, Ph. L., Die Praxis der Naturgeschichte. II. Theil. DernioplastikundMuseologie. 



2. Aufl. mit Atlas, Weimar, B. F. Vogt 1880. 80. XVI. 295 p. 



2. Frey, H., The Microscope and microscopical Technology. Translated and ed. by G. R. 



Cutter, New York W. Wood & Co. 1880. go. 



IV. Hiilfsmittel der mikroskopischen Preparation. 



a) Mikrotome. 



1. KSrting, .. , Ein neues Microtom. in: Jena. Zeitschr. f. Natunviss. Bd. 14. p. 193 195ff. 



Vergl, Zool. Jahresber. f. 1S79. p. 23. Die nunniehrige ausfiihrliche Be- 

 schreibung dieses von Zeiss gefertigten Mikvo tomes erganzt K.'s vorlaufige Mit- 

 theilung. Das Messer wircl bei diesem Instrument wie bei dem Rivet-Leiser'- 

 schen Mikrotom durch Schlittenfuhrung bewegt. [Statt des von Zeiss beigegebe- 

 nen geraden Messers ist jedenfalls ein stumpfwinklig vom Griff abgehendes Messer, 

 wie es u. a. den von Dr. Long in Breslau gelieferten Apparaten beigegeben ist, 

 vorzuziehen ; Korting selbst verwendet ein solches) . Statt der schiefen Ebeue 

 tragt die linke Seite der verticalen Platte zwei verticale Schienen, zwischen 

 welchen eine Platte auf- und abwarts beweglich gleitet ; die Bewegung wird voll- 

 fuhrt nrittelst einer Mikrometerschraube , an deren Trommel eine Gradtheilung 

 Hebung von 0,01mm abzulesen gestattet. Die bewegliche Platte tragt eiuen 

 Block , welch letzterer an einem , der Langsrichtung des Instruments parallelen 

 Zapfen die Klammer halt ; durch Drehung der letzteren urn den horizontal liegen- 

 den Zapfen laBt sich die Neigung des Praparates zur Schnittebene verandern. 

 Die Klammer steht so weit von der verticalen Platte des Mikrotomes ab, daB man 

 bequem unter sie eine Schale stellen kann, in welche die zur Benetzung des Mes- 

 sers auftropfende Fliissigkeit abfliefit. 



2. Brandt's Mikrotom. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 504. (Aus Zeitschrift fur Mi- 



kroskopie II. lss<). p. 172.) 



Br. richtet das Rivet'sche Mikrotom so ein, daB man zwei getrennte Halfteu 

 den Messer- und den Praparatenschlitten - - mittelst eines Charnieres in ver- 

 schiedenem Winkel gegen einander verstellen kann. Die erstrebte ziehende Be- 

 wegung des Messers wird hierdurch natiirlich vollkommener erreicht , als bei den 

 annahernd parallelen Bahnen an den gewohnlichen Schlitteu-Mikrotomen. 



3. Pearson Teasdale's Microtome, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 1034. 



Cylindermikrotom , in seiner Construction dem S chief er decker ' schen an- 

 schlieBend , mit sorgfaltig gearbeiteter Schraube , deren Gang durch Einspringen 

 einer Feder in die Kopfplatte die Hebung urn je 1/500 Zoll verfolgen lafit. Nji- 

 heres vergl. das Original. 



4. Roy, Ch. S , Neues Schnellgefrier-Mikrotom. in : Arch. f. mikrosk. Anat. 19. Bd. 1 Hft. 



p. 1371-43. Tafel VI. 



Das von R. angegebene 'mit dessen friiher im Journal of Phj^siology II. Bd. 

 p. 19 beschriebenen kleinen Instrument nicht identische) Mikrotom ist in erster 

 Linie zum Schneiden gefrorner frischer Theile bestirnmt; es konnen jedoch auch 

 erhartete Objecte mit dem Apparat verarbeitet werden, sei es, daB sie nach Ex- 

 traction des Alcohol und Durchtrankung mit Gummilosung ebenfalls zum Gefrieren 

 gebracht werden, sei es. daB sie in der gewohnlichen Weise eingebettet sind. 



Zum Gefrieren liegen Scheiben des zu praparirenden Objectes auf einer Metall- 

 platte, welche von unten her durch die Verdunstung zerstaubten Athers abgekiihlt 

 wird. Der Ather-Spray wird durch eiu Gummigeblase erzeugt ; der zu verwen- 

 dende Ather soil moglichst wasserfrei 'spec. Gew. 0,722) sein. Die Platte ist 



