A. Untersuchungs- und Conservirungsniethoden. 27 



von unten her tief eingefurcht zur Herstellung einer groBen Verdunstungsflache. 

 Sie bietet Raum fur Scheiben von 4 5 cm. Lange bei 2 2,5 cm. Breite. Mit 

 dem Praparat wird sie durch eine durch die tragende Fussplatte von unten wir- 

 kende Schraube, an deren Kopfplatte die Hebung abgelesen werdeu kann, wie 

 beim Cylindermikrotom bewegt. An Stelle der Gefrier-Platte kann eine Form auf- 

 gesetzt werden , in welcher eingebettete Materialien durch Federdruck gegen 

 eine Wand angepreBt gehalten werden. 



Das Messer ist ein gewohnliches Rasirmesser; dessen Klinge 1st in einer Klam- 

 mer befestigt, welche mittelst eines rechtwinklig zur Klinge steheuden Handgriffs 

 urn eineu Zapfen bewegt werden kann ; Neigung der Schneide und Stelhmg des 

 Messers konnen durch Einlegen von Lederscheiben regulirt werden. Bei gefror- 

 nen Praparaten soil weniger schief als bei eingebetteten geschnitten werden. Als 

 Einbettungsniaterial dient eine Mischung gleicher Theile Wachs und Olivenol. 

 Die Schnitte gefrorner Theile werden mit dem Pinsel , oder weun sie aufgethaut 

 sind, mit dem Finger in Kochsalzlosung tibertragen. Innerhalb weniger Miuuten 

 konnen von ganz frischem Material 10 12 Schnitte gefertigt werden, bei einer 

 GroBe von 2 und mehr Quadratcentimeter. Zu beziehen ist das Instrument von 

 M aj e r , Kramer-Gasse, StraBburg und in etwas verbesserter Form von S chan z e, 

 Pathologisches Institut, LiebigstraBe, Leipzig. Es ist zum Anschrauben an den 

 Arbeitstisch eingerichtet ; beigegeben sind GuBformen zuin Einbetten. 



5. Haile's Polymicrotoine. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 1036 1U37. fig. 110. 111. 



(aus Science I. I860. p. 1ST.) 



Dies Mikrotom ist bestimmt, um fiir Institute.. Curse u. s. f. sehr schnell Hun- 

 derte von Schnitten anfertigen zu konnen. Es ist im Wesentlichen ein Cylinder- 

 mikrotom , dessen Schraube durch einen Heber mit Arretirung (sogenannte Faul- 

 lenzer-Einrichtung) bewegt wird. Die Arretirung kann auf eine Schnittdicke 

 zwischen 1 / 20U 1 /24oo Zoll eingestellt werden. Die Praparate werden eingebettet 

 oder in gefrorenem Zustande geschnitten ; zu letzterem Zwecke kann man frische 

 Praparate in Gurnmi oder Zuckerlosung gefrieren lassen; auch solche aus M tiller '- 

 scker Fliissigkeit statt in Gumrni in Zuckerlosung (2 Zucker, 1 Wasser) . Ein be- 

 sonderer Aufsatz deckt wahrend des Gefrierens die freie Flache des Praparates. 



6. Dr. Matthew's Machine for Cutting Hard Sections, in : Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. 



p. 852. fig. 7779. (aus Journ. Queck. Micr. Club VI. 1880. p. 53.) 

 Ausftihrliche mit Abbilduug versehene Beschreibung der bereits im vorigen 

 JahrgangZool. Jahresber. f. 1S79. p. 23) aufgefuhrten Maschine zur Anfertigung 

 feiner Sageschnitte von Hartgebildeu. (Ohne Abbilduug nicht zumReferat geeignet.) 



b) Praparir-Mikroskop. Lonpen. 



7. Prof. Huxley's Dissecting Microscope, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 705 707 



faus Journ. Queck. Micr. Club. V. 1879. p. 144). 



Dies von Parkes & Son, Birmingham, gebaute) Praparirmikroskop ist dar- 

 auf berechnet. ebenso wie bei dem von Schobl iZool. Jahresber. f. 1879. p. 21) 

 angegebene, das Simplex schnell durch ein Mikroskop ersetzen zu konnen. Auf 

 drei MessingfiiBen , von welchen einer sich zur Tubussaule verlangert, ruht in 

 Messingfassung die als Objecttisch dienende schwarze Glasplatte. Ein Spiegel ist 

 unten an der Saule, eine Beleuchtungslinse an der Seite des Tisches angebracht. 

 Der Arm, welcher den optischen Apparat tragt, kann durch Trieb eines Zahnrades 

 auf und ab, ferner seitwarts bewegt werden : er besitzt eine Mikrometerschraube 

 zu feiner Einstellung. Das freie Ende dieses Armes tragt eine Hiilse, in welche 

 die Linse eingesetzt wird. Zur VergroRerung beuutztH. ein schwaches Objectiv, 

 welches von oben in die Hiilse eingesetzt wird (ohne Schraube) ; dieses wird auf s 



