28 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



Schnellste zum zusammengesetzten Mikroskop, indem man einen Tubus mit Ocular 

 auf die Hiilse mit BajonnetVerschluC aufsetzt, ohue die Linse zu wechseln. (Hux- 

 ley tritt entschieden zu Gunsten des Htilsen-Ansatzes auch fur das zusammenge- 

 setzte Mikroskop statt des Scliraubenansatzes ein ; die Werkstatt von Parkes & 

 Son verwirklicht das mittelst der unter I. d. 28 p. 15 erwahnten sliding 

 objectives".) 

 8. Steinheil's aplanatische Loupen. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 145. 



Die genannten Loupen sind achromatische Triplets mit relativ groBem Vocal- 

 abstand (von ! 5 /s 3 /s ^oll) bei 5 ] / 2 bis 24 facher VergroCerung. welche eine sehr 

 vollkommene Ausnutzung des Gesichtsfeldes gestatten. (Ahnliche Aplanate siud 

 seit langem von Seibert u. Krafft angezeigt. Ref.) 



c) Zeichnen-Apparate und Methoden. Mikrophotographie. 



9. 10. Pelletan, J., La chambre claire du Docteur J. G. Hofmann. in: Journ. de Micro- 

 graph. III. ann. Nr. 11. p. 484485 u. IV. ann. p. 25. p. 76. 



Die neue Camera Hofmann's wird an Stelle des Oculares dem Mikroskop auf- 

 gesetzt ; sie wird in doppelter Form construirt ; fur gewohnliche verticale Mikro- 

 skope mit rechtwinklig gebogenem Aufsatz, in dessen Winkel ebenso wie an der 

 Oberhauser'schen Camera der Lichtkegel in die horizontale Richtung itbergefithrt 

 wird, fur Umlegstative zu directem Ansatz an den Tubus. Die Lichtstralileu 

 passiren zunachst eine biconvexe Linse, treffen danach einen kleinen versilberten 

 Spiegel, der, geneigt stehend, dieselben nach oben gegen eine gleichfalls geneigte 

 planparallele Glasplatte reflectirt. Letztere bringt dieselben durch eine ent- 

 sprechende Offnung der oberen Flache des Apparates zum Auge des Beobachters, 

 welcher durch die Platte hindurch auf das Zeichenpapier schaut. Die planparallele 

 Glasplatte kann bei Anwendung starker VergroCerungen durch eine gleichartige 

 farbige Glasplatte ersetzt werden ; es sind ferner dem Apparat zwei planconvexe 

 Sammellinsen beigegeben, welche in geeigneter Fassung jede fiir sich odervereint 

 zwischen Objectiv und Camera in den Tubus eingefiihrt werden, der Art, daC 

 die bei Anwendung der Camera ohne Ocular resultirende VergroCerung abge- 

 schwacht wird. Pelletan halt diese Camera fitr die beste bis jetzt constrmrte. 

 Der Preis derselben betragt 65 fr. einschlieClich des Ansatzrohres mit Prisma. 

 In der zweiten Mittheilung werden verschiedene GroCen der Camera zu verschie- 

 dener Anwendung derselben vorgefiihrt. Ein weiterer Nachtrag betrifft deren 

 Einrichtung zur Aufnahme groBerer Objecte. 



11. Stodder, . . , Spencer andTolles' Camera lucida. in : Journ. K. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 527. 



Die Camera von Sp encer ist zur Anwendung bei Umlegstativen bestimint ; sie 

 besteht aus einem tiber dem Ocular anzubringenden Prisma von rhombischem Quer- 

 schnitt, dessen eine Seite die von dem Mikroskop kominendeu. Strahlen dem Auge 

 zufuhrt , wahrend die gegeniiber liegeude Seite das von Papier zu Bleistift kom- 

 mende Licht eintreten laCt. - - Tolles hat dies Prisma in einer Weise modificirt 



(ohne Abbildung nicht wohl zu referiren) , wodurch die Vorrichtung in sehr ein- 

 facher Weise am Ocular fixirt und deniselben nioglichst nahe gertickt werden kaun. 



Die Camera ist bei schwacher und starker Vergrofierung zu brauchen. 



12. His, W., Anatornie menschlicher Embryonen. Leipzig 1S80. (Methoden der Bearbei- 



tungp. 8.) 



His beschreibt einen von ihm zum Zeichnen kleiner Gegenstande mit ganz 

 schwachen (4 40fachen) VergroCerungen coustruirten Apparat. Eine 60cm. 

 lange prismatische mit Zahuleiste versehene Messingstange tragt iibereinander an 

 selbststandigen Armen einen Beleuchtungsspiegel, einen durchbohrten Objecttisch, 

 ein schwaches Objectiv (sog. Stereoskopenkopf von Dallmeyer oder Aplanat 



