A. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 29 



Nr. 1 von Steinheil) eine* Oberhauser'sche Camera lucida. Objecttisch, 

 System und Camera konnen (lurch Triebvorrichtung auf- und abwarts bewegt wer- 

 den. Diese Combination ist befestigt neben einer, als Tisch dienenden, horizon- 

 talen, auf einem Rahmen ruhenden Glasplatte, die His 5 cm. iiber der Normal- 

 stellung des Objecttiscb.es stehen laBt. Durch Verschiebung der Objectiv und 

 Camera tragenden Hiilsen laBt sich die scharfe Einstellung auf die gewunschte 

 Vergro'Berung mit Hillfe eines MaBstabes erzielen ; man kann ubrigens die jeder 

 Vergro'Berung entsprecbenden Abstande auf die Messingstange graviren, muB aber 

 naturlich dann darauf achten, daB die abzubildende Flache genau an die ricbtige 

 Stelle kommt. Ein Scbirm dient zur Beschaffung der Projectionsflache. Opake 

 Objecte mtlssen durch directes Sonnenlicht oder durch mit einer Sammellinse con- 

 centrirtes Lampenlicht erhellt werden. 



13. Krieger, K. R., liber das Centralnervensystem des Flusskrebses. in: Zeitschr f. wiss. 



Zool. 33. Bd. p. 531. 



Darstellung der von K. im Zool. Anz. 1878. Nr. 15 geschilderteu Methode der 

 Projection von Zeicbnungen mikroskopischer Querschnitte in ein System paralleler 

 Linien zur Construction von Gesammtausichten der gescbnittenen Gegenstande. 



14. Creteur, . . , Nouveau precede de reproduction micrographique d'histologie vegetale et 



animale. in : Bull. Acad. R. de med. de Belg. (Rapport de la commission etc.) p. 617. 

 Bei dem Verfahren zur Aufnahme mikroskopischer Zeichnuugen, welches von 

 Creteur der belgischen Academic de medecine vorgelegt wurde, wird die Zeich- 

 nung mittelst der Camera lucida statt auf Papier mit einer Metallspitze in ein auf 

 schwarzen Grund gelegtes Gelatinblatt eingeritzt. Die glanzende Spitze bleibt 

 imnier leicht sichtbar (bekanntlich ist die Undeutlichkeit der Bleistiftspitze die 

 Hauptschwache der gewohnlichen Camera-Zeichnung) . Ferner laBt sich die Zeich- 

 nung leicht auf Stein iibertragen. Die Methode bedarf, wie das Gutachten betont, 

 noch weiterer Vollkommnung ; im Princip bietet sie jedenfalls einen Fortschritt. 



15. Seller, C., Microphotographical Notes, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol.3, p. 320 327. 



(Aus Amer. Journ. Microsc. IV. 1879. p. 159.) 



S. beschreibt eine Zelle zur Aufnahme von gelostem schwefelsaurem Kupfer- 

 oxydammoniak, bestimmt zur Einschaltung vor dem Condensor. Im Wesentlichen 

 besteht dieselbe aus einem bleigefutterten Messingring, auf welchen mit Hiilfe von 

 Kautschuk-Dichtungen Glasplatten aufgepreBt werden. S. spricht sich ferner 

 gegen die jetzt viel benutzten Trockenplatten aus. 



16. Woodward, J. J., Memorandum on the amplifiers of Zeiss in : Anier. Monthly Microsc. 



Journ. Vol. 1. p. 5. 



Ein Vergleich Zeiss'scher mit von To lies construirten Apparaten fiel bei 

 photographischer Anwendung zu Gunsten der letzteren aus. 



17. Janisch, C., Uber J. J. Woodward's neueste Microphotographieen von Amphipleura 



pellucida und Pleurosigma angulatum. in: Arch. f. mikrosk. Anat. 18. Bd. p. 260. 

 Die Woodward' schen Photographien (vergl. Zool. Jahresber. f. 1879. p. 16), 

 in welchem durch Abbildung desselben Exemplares von Amphipleura pellucida 

 eine Vergleichung einer Reihe von starken Objectiven ermoglicht ist, werdeu 

 von J. in verkleinertem MaBstab reproducirt und deren Herstellung bezw. die 

 zugehorigen Apparate besprochen. AuBerdem sind 3 Photographien desselben 

 Exemplares von Pleurosigma angulatum, ebenfalls von Woodward hergestellt, 

 reproducirt. Eine derselben zeigt die der Mittelrippe parallelen Diffractionslinien, 

 erzeugt mittelst einer von Abbe angegebenen stegformigen Blende, welche in 

 einem Objectiv mit groBern Oifnungswinkel dicht tiber der hinteren Linse , den 

 Steg parallel der Mittelrippe derSchale, eingesetzt sind. Durch den Steg wird 

 das Absorptionsbild so vollstandig abgeblendet, dafi nur die Beugungsbilder durch 



