A. Untersuchungs- und Conservirungsrnethoden. 31 



Der Objecttisch steht bei diesem Mikroskop uber dem Objectiv, welches auf 

 einer Messinghiilse ruht , in welclier ein versilberter Spiegel die Lichtstrahlen in 

 den aufwarts gerichteten Tubus ablenkt. Uber dem Objecttisch ist ein Beleuch- 

 timgsspiegel angebracht ; die feine Einstellung vollzieht eine Schraube an der den 

 Tisch tragenden Saule (vgl. Zool. Jahresber. f. 1879. p. IS. Microscope nou- 

 veau, grand modele renverse' de Nachet in Journ. K. Microsc. Soc. Vol. II. 

 p. 765). Der Tisch selbst tragt eine Vorrichtung , die zugleich als feuchte Kam- 

 mer, Gaskammer und heizbarer Objecttisch functioniren kann. Weitere Vorrich- 

 tuugen ermoglichen das Auffinden bestimmter Stellen im Praparat. Hinsichtlich 

 der Einzelnheiten des flir Pilzculturen und Beobachtung unter variablen Bedingun- 

 gen in vorztiglicher Weise ausgesonnenen Objecttisches mufl auf das Original 

 verwiesen werden. 



24. (Remarks on J. Edmunds' and Nachet's paper.) in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. 



p. 873874. 



25. Sternberg, G. M., A useful Culture-cell, in: Amer. Microsc. Journ. Vol. 1. p. 141. 



St.'s feuchte Kammer dient speciell zu Bacterien-Culturen. Ein Objecttrager 

 wird durchbohrt von einer ziemlich engen (etwa i / 2 cm.) Offnung ; um diese wird 

 ein als Zelle dienender Lackring von etwa dein doppelten (inneren) Durchmesser 

 gezogen und durch ein Deckglas (a] geschlossen , so daC eine Kammer entsteht, 

 in welche von der freien Seite des Objecttragers ein Tropfchen zu untersuchender 

 Flitssigkeit gebracht wird. Mit einem weiteren Deckglas (b), dessen Durchmesser 

 uochmals grofier ist als jener des gegenilber liegenden, wird die Kammer nun ge- 

 schlossen. Der Objecttrager wird nun umgekehrt, d. h. Deckglas (b) dem Ob- 

 jectivtisch aufliegend unter das Mikroskop gebracht ; man kann nunmehr jenen 

 Theil der Flitssigkeit in der Kammer, welcher durch Capillar- Attraction zwischen 

 Deckglas a und Objecttrager (c. c. aufien von dem Loche des Objecttragers , in- 

 nerhalb des erstgezogenen Lackringes) sich findet , mit den starksten Systemen, 

 wie jedes Praparat untersuchen , wahrend die fiir Entwicklung der Culturen no- 

 thige Luft in dem von der Offnung des Objecttragers gebildeten Raum ent- 

 halten ist. 



26. Malassez, . . , Compte-globules a chambre humide graduee. in : Gazette medic., Ann. 51. 



p. 5K1. 

 Bericht der Society de Biologic. Uber den Inhalt vgl. Zool. Jahresber. f. 1879. 



p. 25. 



27. Botterill's Live Trough, in: Journ. R,. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 148. fig. 13. 



Zwei Glasplatten, etwas kleiner als gewohnliche Objecttrager, welche getrennt 

 sind durch Guttapercha-Streifen von dem gewunschten Zwischeuraum entspre- 

 chender Dicke, werden zwischen zwei Messingplatten mit correspondirendem halb- 

 kreisformigem Ausschnitt eingelegt ; die Flatten sind durch Schrauben zusammen- 

 gehalten ; sie werden erst zum Trog zusammengesetzt, nachdem auf einer der- 

 selben das Unter suchungsobject in die gewunschte Lage gebracht ist. GroCe und 

 Einzelnheiten vergleiche im Original. 



28. Thin Glass Slide Troughs, in: Amer. Naturalist. Vol. 14. Nr. 2. p. 146. 



Auf ein Glasplattchen , etwas breiter als ein gewohnlicher Objecttrager, wird 

 ein anderes etwas kleineres aufgekittet , welches von der Seite her im Halbkreis 

 ausgeschnitten ist. Ein weiteres Glasplattchen von gleicher GroBe wird auf das 

 ausgeschnittene Plattchen aufgelegt zum AbschluC der Kammer. Statt des aus- 

 geschnittenen Glasplattchens kann ein solches aus Hartgummi dienen. 



e) Mikrometrie. Zahlapparate. 



29. Phin, J., Micrometre or Micromillimetre. Aus Amer. Journ. Microsc. V. 1880. p. 49. in: 



Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 327. 



