32 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



Ph. sprickt sich gegen den Ausdruck Mikromillimeter als mikroskopische 

 Messungseinheit aus. Seitens des Journal of R. Microsc. Soc. wird dafiir der Aus- 

 druck Micrometer vorgeschlagen ; in mehreren kleinen Notizen wird spater 

 dieser Vorschlag in verschiedenem Sinne besprochen. 



30. Micrometry and Collar adjustment, in: Amer. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. p. 67. 



Tabelle der verschiedenenVergro'Berungen einiger Objective mit verschiebbarer 

 Fassung und Hinweis, daB man nur bei genau gleicher Fassung messen dtirfe. 



31. Montigny, Ch., Note sur la difference des appreciations de la grandeur apparente des 



linages microscopiques par divers observateurs. in : Bull.'Acad. Belg. T. 49. p. 670 678. 



32. Malassez, . . , Sur les perfectionnements les plus recents apportes aux methodes et aux 



appareils de numeration des globules sanguins, 



Et sur un nouveau compte-globules. in : Arch, de physiol. norm, et pathol. 2. Ser. 12. 

 annee. 1880. p. 377419. 



I. Modifications apportees a la methode Malassez. Man soil nicht 

 die ganze Lange der Capillarstrecken , in welchen man das um das 100- oder 

 200fache verdtinnte Blut zur Zahlnng unterbringt , auszahlen , sondern eine 

 vorher abgemessene Strecke, welche ^100 Cubikmillimeter entspricht. Die- 

 selbe lafit sich leicht an den gebrauchlicheu Apparaten von M.'s Construction 

 ein fur allemal bestimmen (vergl. das Original) ; die Berechnung filr die Summe 

 der in 1 Cubikmillimeter enthaltenen Blutkorperchen wird dadurch wesentlich 

 vereinfacht, indem bei 100- beziehungsweise 200facher Verdtinnung mit 10000 

 oder 20 000 multiplicirt wird. 



Eine anfangs von Malassez gehegte Befiirchtung, daB bei seinen Capillaren 

 man nicht die ganze Y IOO Cubikmillimeter entsprechende Lange tibersehen konne, 

 wird hinfallig durch die Nothwendigkeit , " schon wegen der UngleichmaBigkeit 

 ganz feiner Capillarrohrchen mit solchen mittleren Calibers zu arbeiten , wenn 

 auch dann nur schwachere VergroBerungen anwendbar sind. Zur Verdunnung 

 benutzt M. eine 5 6 % Losung von schwefelsaurem Natron; dieselbe ist Zer- 

 setzungen weniger ausgesetzt , verandert die Form der Korperchen nicht und er- 

 zeugt keine Niederschlage (wie die von Hay em beuutzte, der Pacini'schen 

 nachgebildete Losung) . 



II. Modifications apportees a la methode Hayem-Nachet. 

 Auch hier laBt sich die Berechnung vereinfachen, wenn man die Pipette fiir die 

 Verdlinnungsfliissigkeit auf 495 bezw. 497,5 Cubkmm. graduirte, um danu durch 

 Zusatz von 5 resp. 2,5 Blut die entsprechenden Verdiinnungen zu erzielen ; meist 

 verdtinnt man zweckmaBig noch starker. Die Oculartheilung (Quadrirung) modi- 

 ficirt man zweckmaBig dabin, daB das gegebene Gesichtsfeld statt in quadratische, 

 in rechteckige Felder gestaltet wird, daB man also bei einer Lange von 5, Breite 

 von 4mm, 20 Felder von je lDinm erhalt, die zusammen bei richtiger Einstel- 

 hmg des Mikroskopes einem Felde von l /mm Llinge, V5 mm Breite des Objectes 

 entsprechen. Der Ausschlag des ganzen Feldes ergibt dann den Inhalt von 

 Vioo Cbkmm. der auf l / [()() und so fort verdiinnteu Losung; auch hier also ver- 

 einfachte Multiplication durch Anhangeu von 4 Nullen. Da die Kammer von 

 Hayem-Nachet nicht immer genau die richtige Hohe hat, soil man zweck- 

 maBig den Fehler bestimmen und den berechneten procentigen Fehler ein fiir 

 allemal notiren. 



HI. HemacytometredeGowers. Dieser Apparat ^construirt von Hawks- 

 ley, London; vergl. Lancet, December 1877, vol. 2, pag. 797 Practition- 

 ner, Juli 1878, vol. 2, p. 1), hat wesentliche Vorziige , so die Fixirung des 

 Deckglases statt durch Capillaradhasion durch federnde Vorrichtungen , die 



