A. Untersuchungs- und Conservirungsinethoden. 33 



Benutzung einer Quadrattheilung auf dem. Objecttrager (statt der Oculartheilung 

 des vorher genannten Apparates), deren Felder allerdings kleiner sein ditrften; 

 auch ist die Hohe der Zelle bezw. deren Abweicliung von dem GruudmaB 

 ( 1 / 3 mm) am Apparat angegeben. Die Berechuung ist sehr einfach. Eine Be- 

 sprechung der von Gowers proponirten Anderung der MaGeinheit kann hier 

 um so mehr iibergangen werden , als dabei nur der erste Zweck des Apparates, 

 vergleichende Zahlungen der Blutkorperchen des Menschen, in Betracht kommt, 

 die weitere Verwendung in der Histologie unberiihrt bleibt. 



IV. Zahlapparat vonZeiss. (Beschrieben von Abbe, Jenaische 

 Sitzungsberichte 1878, 29. November). Vorzug vor dem Apparat von Gowers 

 die geringere Hohe der Kammer (Yio mm ) wogegen allerdings ein Nachtheil 

 in dem gro'Beren Einflufi von Ungenauigkeiten der Hohe liegt , fernerer Vorzug 

 die auf einem dem Objecttrager aufgekitteten Glaschen eingeritzte enge Qua- 

 drattheilung von l /2o mm Seitenlange der eiuzelnen Felder, indem die Hauptfelder 

 von Yio mm Seite wie am vorigen Apparat in 4 Unterabtheilimgen zerfallen. Die 

 Berechnung auch hier sehr einfach. Der Zahl ernes Hauptfeldes Yiooo Cbkmin. 

 werden 5 Nullen angehangt. 



V. Compte-globules a chambre humide gradue. (Vergl. Zool. 

 Jahresber. f. 1879, pag. 27). Die Einrichtung dieser Kammer ist im 1. Jahr- 

 gang dieses Berichtes beschrieben. Das Princip ist das Aufliegen des Deckglases 

 auf Schrauben, mittelst deren sein Abstand vom Objecttrager regulirt wird. 

 Der Raum fitr die Objectfliissigkeit ist von einer Rinne im Ring umgrenzt. Ein 

 hermetischer AbschluB ist dadurch erzielt , daB auf dem Wege capillarer Ein- 

 saugung eingedrungenes Wasser den auBerhalb der Rinne zwischen Deckglas und 

 Objecttrager bleibenden Raurn erfiillt. Diese Kammer ist von M. mehrfach zu 

 verschiedenen Zwecken modificirt ; so zu mikrochemischen Reactionen, indem statt 

 der ringformigen Rinne zwei parallele Rinnen nahe bei einander in den Object- 

 trager eingeschliffen sind. Zwischen beiden bleibt eine Bahn, die seitlich her- 

 metisch abgeschlossen , an ihren Enden oflfen bleibt oder provisorisch durch Pa- 

 raffin verschlossen wird ; von den schmalen Enden aus konnen Reagentien ein- 

 gefiihrt werden. Fiir Gasunterstichungen tritt eine complicirtere Umgestaltuug 

 ein, iudem das Untersuchungsobject von einer weiteren Rinne umgeben ist, in 

 welche auf einern, in eine durchbohrte Metallscheibe eingelassenen Glasplattchen, 

 natiirlich innerhalb des Wasserverschlusses , die das Gas einftihrenden Rohrchen 

 einmiindeu. Zu Zahlzwecken benutzt M. bei eiuer Hohe der Kammer von Ys mm 

 eine Objectivtheilung in quadratische Felder von 1 /2o mm Seite, deren je 20 

 (5. 4) eine Gruppe bilden, die ein rechteckiges Feld von Y4 mm Lange, Ys Breite 

 bedeckt; jedes solche Feld entspricht also ( l /$. l /. Y's) Yioo Cbkmm. , jede 

 Gruppe von Feldern ist von einer Doppellinie umschlossen. Das Deckglas ist 

 (durch Capillaradhaesion) an ein Metallrahmchen anzukleben, welches federnd an 

 einer Charnirvorrichtung so mit dem Objecttrager zu verbinden ist, daB man leicht 

 durch eine einfache Bewegung an einem Hebelarm das Deckglas auf seine Stelle 

 bewegt, ohne daB Luftblasen zu befurchten sind. (Diese Vorrichtung, welche 

 durch eine Schraube an den Objecttrager befestigt ist , kann auch an anderen 

 derartigen Apparaten Anwendung finden , ist vielleicht auch sonst mancher Ver- 

 wendung fahig). Ausfiihrlicheres iiber die Construction betreffend vergl. dasOrig. 



M. gibt ausfiihrlich die Methode an , nach welcher die Hohe der Kammer be- 

 stimmt wird u. a. m. , Regeln, deren Darstellung hier zu weit fiihren wurde. 

 Zum Zwecke der Blutkorperchenzahlung hat Verick, welcher die feuchte Kam- 

 mer von Malassez herstellt, dieselbe mit Reservedeckglasern (es miissen plan- 

 geschliffene, nicht zu diinne Deckglaser verwendet werden) , Deckglastrager (com- 



Zoolog. Jahresbericht 18SO. I. 3 



