34 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



!T L - 



presseur porte-lamelle ) , Lancette, Mischpipette (Melangeur Potaini und Flaschen 

 fur die Verdiinuungsflftssigkeit zusaminengestellt. 



33. Guitmann, P., Uber den Apparat von Dr. Gowers in London zur Zahlung von Blut- 



korperchen. in: Arch. f. Anat. undPhysiol. Physiol. Abthl. p. 177 178. 

 Demonstration des Apparates von Gowers in der Berliner physiologischen 

 Gesellschaft (vergl. dariiber Malassez, oben p. 32). 



f) Drehtische. Compressorien. 



34. Matthew's improved Turntable, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 716. 



An M.'s Drehtisch wird die Bewegung hervorgebracht durch Zug an einem 

 Biudfaden , welcher an einer , an der FuBplatte befestigten Feder angebracht ist 

 und zunachst auf eine, um die Saule des Tisches rotirende Hiilse wirkt, die selbst 

 wiederum in die rotirende Tisclrvvelle eingreift. Ohne Abbildung (vergl. das 

 Orig.) niclit zu beschreiben. (Es scheint die genaunte Vorrichtung eher zur prak- 

 tischen Anwendung geeignet als jene von Rolfe und Bulloch. - - Zool. Jahres- 

 ber. f. 1879. p. 26. Ref.) 



35. Dunning's Turntable, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 3. p. 333. fig. 24. 



Die Platte des Drehtisches tragt eiue diametrale Rinne, in welcher zwei Platt- 

 chen gleiten , die mittelst je eines Querarmes den Objecttrager halten. Da der 

 eine dieser Arme drehbar ist . so wird das Praparat auch bei nicbt genau paral- 

 lelen Kanten des Objecttragers festliegen und in jeder Stellung fixirt werden 

 ko'nnen. 



36. Sidle, J. "VV., The ne\v congress turn-table, in: Amer. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. 



p. 162163. 



Der von W. Sidle, Lancaster Pa., hergestellte Drehtisch hat eine einfache Ein- 

 richtung, durch welch e Objecttrager beliebiger GroCe , zwischen 2 rechteu Wiu- 

 kelh eiugeklenimt , ohne weiteres ceutrirt sind. Die Winkel ruhen auf kleiuen 

 drehbaren Flatten, die einander gegeuiiber so angebracht sind, daC sie durch ein 

 um die Welle des Tisches drehbares Zahnrad von unten her jeweils in entgegen- 

 gesetztem Sinn bewegt werden ; die excentrisch angebrachten Winkel anderu 

 dabei ihren Abstand von der Drehungsaxe uatiirlich stets in genau gleicher Weise ; 

 eine Feder zieht sie gegen einander hin , wahrend eine Bewegung eines mit dem 

 Zahnrad verbundenen Schraubenkopfes geniigt , dieselben auf den uormalen Ab- 

 stand zu bringeu. Sehr zweckmafiig ist das Metallstativ der Vorrichtung, 

 welche sich ebenso gut freisteheud als an den Tisch angeschraubt verwenden laGt. 



37. Woodward, J. J., A device for mounting, in: Anier. Monthly Microsc. Journ. Vol. 1. 



p. 57. 



W. bringt am Drehtisch einen kleinen Messingarm an, dessen eines freies Ende 

 eiue Schraube tragt. deren zugespitztes Ende genau iiber dem Centrum des Tisches 

 steht. Diese wird auf das Deckglas gesenkt , um einen provisorischeu Gelatiu- 

 verschluB aulegen zu konneu, nachdem das iiberschiissige Glycerin durch Druck 

 entferut ist. 



38. Ryder, J. A., Holniails New conipressorium and nioist chamber, in: Amer. Naturalist. 



p. 691. (Auszug aus Journal Franklin Institute.). 



Das Eigenthttinliche dieses Compressoriums ist , daB das Deckglas (Glimmer- 

 plattcheni fest steht innerhalb eines metalleuen Ringes, wahrend die das Object tra- 

 gende Platte, in einem zweiteu Ring befestigt, gegen das erstere durch eine 

 Schraube und Spiralfeder auf und ab bewegt werden kann. 



39. Malassez, . ., Compresseur porte-lamelle s. oben IV. e. Nr. 32. p. 33. 



