12 V. Untcrsuchungs- und Beobachtungsmittel. 



Smith, H. L., A few remarks on angular aperture and description of a "universal aperto- 

 mcter. in: Amer. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1. Nr. 3. p. 194. 



Das zu priifendc Objectiv 1st in einem horizontal verschiebbaren Tubus ohne 

 Ocular befestigt. Vor ihm liegt ein Gradbogen, dessen Mittelpunkt dem Objectiv 

 zugekehrt ist. Urn den Mittelpunkt des letzteren als Axe beweglich , ist mittels 

 eines langen Messingarmes eine Linse so angebracht , dass sie gegen das zu prii- 

 fende System sieht. Genau ttber dem Drehungspunkt steht rechtwinklig zur Axe 

 des Objectivs ein Glasplattchen , auf welchem ein Kreuz aus zwei Linien , der 

 Kreuzungspunkt im Brennpunkt des Objectivs eingestellt gericlitet ist. Bei Be- 

 wegung der prtifenden Linse wird die Kreuzung eine Verschiebung zeigen ; man 

 sieht namlich innerhalb der freien Flache der zu priifenden Linse ein kreisfftrmi- 

 ges Bild, entsprechend der Blendung des zu priifenden Systems. Gemessen wird 

 der Winkel, um welchen sich die priifende Linse dreht, wahrend sich das Kreuz 

 von dem einen Ende eines Durchniessers des Bildes der Blendung zum andern be- 

 wegt. Soil der Offnungswinkel als ))Balsamwinkel statt als Luftwinkel bestimmt 

 werden , so wird auf der der priifenden Linse zugekehrten Seite des Glasplatt- 

 chens eine halbkugelformige Linse, das Centrum entsprechend dem Kreuzungs- 

 punkt der Linien , aufgekittet , um die storenden Einfliisse der Refraction aus- 

 zugleichen. 



Die wirklichen Winkel miissen auch hier durch Berechnung festgestellt werden ; 

 hinsichtlich der Berechnungen selbst muss auf das Original verwiesen werdeii. 



Woodward, J. J. , Description of a new apertometer. in: Amer. Quart. Microsc. Journ. 

 Vol. 1. Nr. 4. p. 272. 



Auf einer kreisforniigen Messingscheibe, deren Rand eine Gradtheilung tragt, 

 ist ein Mikroskop drehbar in horizontaler Stellung an einer dem Centrum der 

 Scheibe entsprechenden vertikalen Axe befestigt ; dieselbe Axe tragt auch eine 

 halbkreisformige Crownglasscheibe, die ebenfalls horizontal so orientirt ist, dass 

 der dem Durchmesser des Kreises entsprechende Rand dem Mikroskop zugekehrt 

 ist , dass ferner das Centrum des Halbkreises genau dem Centrum der Messing- 

 scheibe, beziehentftch der Drehungsaxe der ganzen Vorrichtung entspricht. Auf 

 dem geraden Rande der Crownglasplatte ist (in ein aufgeklebtes , versilbertes 

 Deckglas eingeritzt) ein Spalt angebracht , der genau dem Drehungspunkte ent- 

 spricht; das Mikroskop ist auf diesen Schlitz eingestellt. Indem das Ocular durch 

 ein schwaches Objectiv ersetzt wird, wird das Gan^e als Teleskop, durch welches 

 ein Lichtpunkt (Schlitz eines Spectralapparates) betrachtet wird ; der Offnungs- 

 winkel lasst sich nun fiir diese Combination bestimmen, indem man durch Drehung 

 der Vorrichtung um ihre Axe die Grenzen ermittelt, innerhalb deren der Licht- 

 punkt im Gesichtsfelde bleibt. Durch Berechnung lasst er sich dann fiir andere 

 Medien ermitteln. 



W. schlagt iibrigens die gewohnliche Messungsweise zu rnodificiren vor, indem 

 er zeigt, dass bei einem bestimmten Brechungsindex der Crownglasscheibe die 

 gefundene Zahl direct als maCgebend erscheint ; auch ist fiir ganz starke Systeme 

 der Spalt des versilberten Deckglases iiberfliissig , da dieselben an sich nur eine 

 sehr kleine Strahlengruppe eintreten lassen. 



Blackham, . . , Ouverture angulaire des Objectifs de Microscopes, in : Journ. de Micro- 

 graphic p. 23. 



Fortsetzung einer Untersuchung iiber Bestimmung des Offnungswinkels : ver- 

 langt, dass dieser Winkel so bestimmt werde, wie er sich fiir das System in Ver- 

 bindung mit dem Ocular gestaltet, also entsprechend dem wirklichen Gebrauch. 

 An seinem Mikroskop tragt derselbe Arm, der den Beleuchtungsspiegel tragt, eine 

 kleine Vorrichtung, an welcher eine Kerze befestigt wird ; der Spiegel mit der 



