A.; Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 13 



Kerze kann sich urn eine Axe drehen, ein Theilkreis gestattet, den Betrag der 

 Drehung z\i messen. Das Mikroskop wird horizontal gestellt, so zwar, dass bei 

 Einstelhmg des Spiegels in der Axe des Mikroskopes die Kerze centrale Be- 

 leuchtung eines eingestellten Objectes liefert; nun dreht man Spiegel und Kerze, 

 bis das Gesichtsfeld sich verdunkelt. Der Betrag der Drehung ist gleich dem 

 halben Oftnungswinkel. Bei sehr groBem Wiukel muss, wie auch bei den Vor- 

 richtungen von To lies, Spencer u. a. m. eine planconvexe Linse dem Object- 

 trager unten angeheftet werden, der Art, dass das Object ini Kriinimungscentrum 

 der Linse steht. 



Dippel. I. Beitrage zur allgerneinen Mikroskopie. I. Professor Abb e's Apertometer. in: 



Zeitschr. f. Mikroskopie. p. 25. 



D. gibt, uach Besprechung des Abbe'schen Apparates, eine eiufache Methode 

 zur Bestinimung des Offnungswinkels ohne jenen Apparat in ausreichender Ge- 

 uauigkeit. Man stellt das zu priifende System in geeigneter Weise uber eiuen 

 Mafistab auf und untersucht mit eiuer zweiten Loupe, welche Lange der Scala (/) 

 als deutliches reelles Bild sichtbar bleibt. Es sei nun h der Abstand der Front- 

 linse von dem Maflstab (den man leicht durch Hebeu und Senken des Tragers der 



1 / 7 



Linse messen kanu), W der halbe Ofthungswiukel, so ist ~~ tg W. 



Stephenson. J. W., The vertical illuminator and homogeneous Immersion, in. Journ. R. 



Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 3. p. 266. 



Mittels des Vertical -Illuminator (derselbe besteht aus einer Beleuchtungs- 

 vorrichtung, die durch einen seitlichen Schlitz in einein Zwischenstitck zwischen 

 Tubus und Objectiv Licht von obeu her durch letzteres hindurch wirft, zur Be- 

 leuchtung der Objecte von oben her) lasst sich durch Umkehr seiner Anwendung 

 bei Beleuchtuug von uuten her die GroBe des Lichtkegels nach dem Passireu von 

 Systenien mit groCeni Offmmgswinkel (homogene Immersion u. s. f.), demon- 

 striren, indem durch den Apparat ein Bild der Lichtquelle seitlich von dem Tubus 

 projicirt werden kann. 



Hitchcock, Romyn, Angular aperture defined, in: Anaer. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1. 



Nr. 1. p. 50. 



H. schlagt vor eine einheitliche Bezeichnungsweise fiir den Offmmgswinkel so 

 zu construiren , dass man als solchen bestimmt den Winkel , den zwei Linien 

 bilden, die voni Brennpunkt der Linse aus zu den Enden eines Durchmessers des 

 nutzbaren Gesichtsfeldes gezogen werden. Die Brennweite von Trockensystemeu 

 wird da, wo deren untere Flache mit der Fassung in einer Ebene liegt, durch 

 Messung des Abstandes, um welcheu das Mikroskop gehoben werden muss (nach- 

 dem die Frontlinse einen Objectivtrager beruhrt hat) bis ein reelles Bild auf dessen 

 Oberflache befindlicher Marken oder kleiner Staubchen, entsteht ; wo Linse und 

 Fassung nicht in einer Ebene sind, wird das Objectiv in die Offnung des Object- 

 tisches als Condensor eingesetzt, in der Weise, dass sie ein reelles Bild entfernter 

 Objecte projicirt; dann wird die Distaiiz gemessen, um welche der Tubus ge- 

 hoben werden muss, wenn man bei schwacher VergroCerung zuerst auf die Front- 

 linse des zu bestimmenden Systems, dann auf jenes reelle Bild einstellt. Bei 

 Iinrnersionssysternen betrachtet man eine mit dem Diamant eingeritzte Marke im 

 Objecttrager durch die Immersionsfliissigkeit ; will man den Balsamwinkel be- 

 stimmen, so verfahrt man nach einer Hitchcock von W e u ha m mitgetheilten 

 Methode. Man briugt auf einen mit einer Marke versehenen Objecttrager einen 

 Tropfen noch eben weichen Canadabalsams, den man mit einem Deckglas bedeckt, 

 in dickerer Schicht als der zu messende Abstand betragt. Nun wird das Mikroskop 

 auf das Deckglas direct aufgesetzt und der Tubus gesenkt, bis man die Marke 



