A. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 15 



Keith, R., Note on Diagrams exhibiting the path of a Ray through Tolles l / ft Immersion 



Objectives, in: Journ. R. Microsc. Soc.. Vol. 2. Nr. .'(. p. 209. 

 Von wesentlich physikalischem Interesse. 



Dippel, L., Beitrage zur allgemeinen Mikroskopie. III. Der Dift'ractions-Apparat und die 

 Versuche zur Bestatigung von Professor Abbe's Theorie der mikroskopisehen Wahr- 

 nehmung. in: Zeitschr. f. Mikroskopie. p. 42. 



Versuche iiber die Entstehung des mikroskopischen Bildes und die Grenzen 

 der Sichtbarkeit. 



Royston-Pigott, G. W., A further inquiry on the limits of microsc. vision and the delusive 

 application of Fraunhofer's optical law on Vision, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol.2. 

 Nr. 1. p. 9. 



Theoretische Untersuchung. R. glaubt nicht, dass die von Abbe uud 

 Helniholtz gegebeuen Forraeln die Grenze der Sichtbarkeit feiner Linien vollig 

 bestimmt haben. Er theilt hier die Resultate einiger Untersuchungen mit (niittels 

 Miniaturen) , woraus hervorgeht, dass es moglich ist, zwischen dunklen Linien 

 einen helleu Zwischenranm von nicht mehr als 1 /2 :1 uooo 0< ler selbst V30oooo ^^ 

 Breite zu erkenuen. 



Crisp, Frank, Microscopical Vision, in: Auieric. Quart. Microsc. Journ. Vol.1. Nr. 2. p. 155. 

 Referat iiber eineu Vortrag von Frank Crisp im Queckett - Club beziiglich 

 Abbe'scher Untersuchungen iiber die Entstehung des mikroskopisehen Bildes. 



Tolles, R. B., La distance frontale libre. in: Journ. de Microgr. p. 174. 



Theoretische Erorterungen tiber die mogliche Weite des Offnungswinkels bei 

 grofier freier Focaldistanz. 

 Mayall, J., jr., Les eclairages a immersion, in: Journ. de Microgr. p. 175. 



Theoretische Begriiudung der Nothwendigkeit der Imruersions-Einrichtung zur 

 Erzielung eines groBen Offnungswinkels. 



Abbe, V,., L'ber Stephenson's System der homogenen Immersion bei Mikroskop-Objec- 

 tiven. in: Sitzungsber. d. Jenaisch. Gesellschaft. f. Naturwissenschaften und Medicin. 

 1879. 10. Januar. 



Diese Construction setzt an Stelle des Wassers als Irnmersionsfliissigkeit ver- 

 schiedene Gemische, deren Brechungsindex annahernd gleich dem des Crown- 

 glases, also des aus letzterem bestehenden Deckglases einerseits, der Frontlinse 

 des Objectivs anderseits ist. In erster Linie sind diese Systeme (die von Zeiss 

 in Jena auf Grund der Berechnungen Abbe's augefertigt werden) , fur die Be- 

 nutzung mit Cedernholzol (oleum ligni cedri des Handels, von Juniperus virginiana) 

 eingerichtet. Statt dessen konnen auch moglicherweise Losungen verschiedener 

 Salze (in erster Linie Chlorzink) in Anweudung komrnen. Die bisher construirten 

 Objective haben - - fur den langen Tubus englischer Mikroskope berechnet eine 

 Aquivalent-Brennweite von 2.6, 1.8, 1.2 mm - - einen Offnungswinkel von 1 1 4 in- 

 nerhalb ihrer Immersionsfliissigkeit. Der Vortheil der Olimmersion vor der Was- 

 serimmersion liegt in dem Wegfall des Lichtverlustes durch Reflexion an den un- 

 gleichen Medien (Deckglas, Wasser, Frontlinse) , ferner eines erheblichen Betrages 

 von spharischer Aberration. Technisch wichtig ist, dass wegen der Gleichartig- 

 keit der optischen Eigenschaften der Zwischenfliissigkeit mit jenen des Deckglases 

 und der Frontlinse eine Correction fur verschiedene Deckglasdicken iiberfliissig 

 wird, so dass die Linsen innerhalb des Systemes feststeheu konnen, wodurch die 

 Sicherheit der Centrirung selbstverstandlich erhoht wird. Durch Mischung starker 

 brechbarer atherischer Ule mit Olivenol lasst sich fiir das Cedernholzol ein 

 Ersatz gewinnen, dessen man sich bedienen kaun, urn einen vollkommenen Aus- 

 gleich etwaiger Ungenauigkeiten der chromatischen Correction, wie sie sich bei 



