22 V. Untersuchungs- und Beobaehtungsmittel. 



a) Mikrotome. 



Loewe. L.. Erne Modification des Ranvier'schen Mikrotomes. aus : Beitr. z. Anat. u. Ent- 

 Avickl. d. Nervensyst. d. Saugeth.) in: Zeitschr. f. Mikrosk. p. 123. 

 L. befestigt das Ranvier'sche Mikrotom in einein Metallring, cler mittels einer 

 K-lainmer an den Tischrand angeschraubt wird. So beha'lt er beide Hande zum 

 Schneiden mit einem uber 2000 gr schweren Messer von 64 cm La'nge, \vovon 

 20 cm auf die bleiernen Handgriffe kommen, frei. Zwei weitere Modificationen 

 riihren vou den Verfertigern her ; von K a t s c h in Miinchen eine Vorrichtuug zuni 

 schnellereu Heben und Senken des Bodens des Cylinders, von R a i n e r in Wien 

 eine Befestigung dieses Bodens durch Bajonettverschluss. 



Ward, F. H., Improved Microtome, in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 7. p. 957. 



Das Mikrotom schliesst sich dem Ranvier'schen an. Die Schuittdicke kann 

 ermittelt werden durch Einspringen eines Sperrhakens in Kerben des Randes der 

 Schraube. Der Haken ist an dem Boden des Cylinders angebracht. Der Bodeii 

 selbst ist an dem Cylinder durch Bajonetverschluss befestigt, leicht abzunehmen 

 und in zwei Halften zeiiegbar, so dass man die Abnutzung der Schraube und der 

 Sperrfeder durch Zuriickdrehen vermeidet , indem man nach dem Gebrauch die 

 Zerlegbarkeit des als Schraubenniutter dienenden Bodens ausuutzt. 



Seller, Carl, Practical Hints on preparing and mounting animal tissues, in: Amer. Quart. 

 Microsc. Journ. Vol. 1. Nr. 2. p. 134. 



S. gibt ein Mikrotom an, welches vollstandig vermeiden soil, dass das Messer 

 gegen die zu schneidenden Gewebe gedriickt wird. Das Object wird in der ge- 

 wohnlichen Weise vou einem Cylinder durch Schraubenbewegung gehoben. Auf 

 dem Teller gleitet das Messer in einer Fiihrung ; letztere besteht aus zwei paralleleu 

 Metallarmen, die am Tisch, der das Mikrotom tragt oder an letzterem selbst dreh- 

 bar befestigt sind. Die freien Enden der Stabe tragen das Messer, dessen Lange 

 dem Abstand der beiden Stabe gieich ist. Die Vorrichtimg bewegt sich also ahu- 

 lich einem sog. Storchschnabel, indem das Messer, die es tragenden Arme und 

 die Platte oder der Stab, welcher letztere tragt, ein bewegliches Parallelogramni 

 bildeu. Die Schneide des Messers ist einwarts, also gegen den innerhalb des 

 Parallelogramnis befindlicheu Cylinder gerichtet ; bei der Bewegung gleitet das 

 Messer in der Laugsseite des Parallelograrnmes entsprechendem Zuge iiber den 

 Teller des Mikrotomes. Die Vorrichtung ist construirt von Joseph Zentmayer, 

 Philadelphia. 



Roy, C. S., Microtome, (nach: Journ. of Physiology, Foster. 1879. p. 19.) in: Journ. K. 

 Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 6. p. 768. fig. 



Eine verticale Messingplatte tragt an ihrem oberen Ende ein horizontales Huf- 

 eisen aus einer Glasrohre verfertigt, auf welchem das Messer gefiihrt wird. Das 

 Praparat wird aufwarts bewegt durch eine am unteren Ende der Platte angebrachte 

 Schraube, zugleich mit einer Korkplatte, die in einer Vertiefimg jener Platte be- 

 weglich eingelassen ist. Beim Sclmeiden halt man die Vorrichtung so in der Hand, 

 dass man das (eingebettete) Object gegen die Korkplatte zugleich anpresst. Ein 

 Tropfrohr, welches mit einer Wulff schen Flasche verbunden ist, an der Messing- 

 platte fixirt, tiberragt das Hufeisen, damit man (durch Lufteiublasen) das Praparat 

 benetzen kann. Will man uneingebettete Pra'parate schneiden, so ist zur Scho- 

 nung des Messers zweckmaBig, eine Wachsplatte zwischen Praparat und Kork 

 einzuschalten. - - Die Vorrichtung ist zweckmaBig, wo man nur weniger Schnitte 

 bedarf und rasch mit den Praparaten wechseln will. 



Fletcher, S. W., Ein neues Mikrotom. (nach: English Mechanic. XXIX. p. 108.) in: 



Journ. II. Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 4. p. 466. 

 Ein complicirter Apparat, dessen Beschreilmng ohne Abbildungen uicht niog- 



