24 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



gehende Sage, gegen welche das Praparat, sei es durch einen Mechanismus, sei 

 es mit der Hand, fixirt ist ; die Regulirung der Schnittdicke gescMeht durch 

 Mikrometerschraube. Es ist kaum ein Naehpoliren der Schnitte noting (Verfertiger 

 nicht genannt) . 



b) Praparir-Mikroskop. 



Schtibl, Jos., Ein neues Praparations-Mikroskop. Archiv f. rnikrosk. Anat. 17. Bd. 2 Hft 

 p. 165 ff. 



Auf einem schweren Metallfufi erheben sich drei Messingsaulen, zwei an den 

 vorderen Ecken, eine, welche einen Beleuchtungsspiegel tragt, in der Mi tie des 

 hinteren Randes ; diese tragen einen 22 cm langen, 1 2 cm breiten Messingtisch, 

 der in der Mitte durchbohrt ist von einer 2 cm weiten, durch Scheibenblendung 

 zu verengenden Offnung; er bietet hinlanglichen Raum zum Auflegen der Hande, 

 fur Klemmen zum Festhalten des Objectes u. s. f. Auf der linken vorderen Ecke 

 des Tisches erhebt sich eine verticale Messingsaule ; sie tragt ftinf tibereinander- 

 stehende drehbare und vertical verschiebbare , hohle Messingarme , die mit 

 Schrauben festgestellt werden konnen ; in der Hohlung der Arme federnd sind 

 Messingstiele angebracht, welche zum Theil, noch mittels Kngelgelenk bezw. 

 Trieb, verstellbare Loupen von verschiedener Starke, die starksten an den unteren 

 Armen und ein Dissectionsmikroskop (am mittleren) tragen. Der Hauptvortheil 

 des Instrumentes beruht auf der Moglichkeit, die VergroCerung sehr schnell zu 

 wechseln und insbesondere auch das Mikroskop, ohne das Praparat zu beruhren, 

 benutzen zu konnen. Das Gestell wird von Mechaniker Grund, Prag, Valentins- 

 gasse 10 geliefert. 



c) Beleuchtungs- uiid Zeichnenapparate. Mikrophotographie. 



Donnadieu, . ., Organisation du service de la Zoologie a la faculte libre de Lyon. in : Journ. 

 de Microgr. p. 168. 



D. beschreibt die Eiurichtung des histologischen Laboratoriums seines zoologi- 

 schen Institutes mit manchen zweckmaBigenEinzelheiten. Bemerkenswerth daraus 

 eine einfache Vorrichtung, um das Mikroskop verstellen, sowie beim Zeichnen mit 

 der Camera dem Papiere beliebige Hohe auf zu diesem Zweck aus der Tisch- 

 platte ausgeschnittenen beweglichen Stativen geben zu konnen, ohne dass dabei 

 die Beleuchtung eine andere wird. Ferner die Beleuchtungsvorrichtung : eine ein- 

 fache Gasflamme (Flachbrenner) auf flachern FuB, der zugieich einen beweglichen 

 Reflexspiegel und diesem gegeniiber einen Rahmen tragt, in welchen Blendungs- 

 scheiben aus mattem oder einfarbigem Glas eingeschoben werden konnen. 

 Support for the head in Drawing with the Camera lucida. (nach : Hardwick's Science-Gossip. 

 Nr. 170.) in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 2. p. 187. 



Es wird vorgeschlagen, beim Zeichnen mittels der Camera den Kopf auf einem 

 verstellbaren gepolsterten Stativ zu fixiren. 



Cutter, Ephr., Microphotography with Tolles '/vs cm Objective, in: Anier. Journ. of Sc. 

 (Silliman). Vol. 18. Aug. p. 93. 



Cutter's Combination ist bestimmt als transportable Vorrichtung zur Auf- 

 nahme von Photographien bei sehr starker Vergro'fierung insbesondere zur Blut- 

 untersiichung verwendet zu werden. Ein frei beweglicher Planspiegel, S" breit, 

 10" lang, fangt das Licht auf. Zwischen dem horizontalen Mikroskop und dem 

 Spiegel ist ein ISzolliges photographisches Objectiv von 3 Zoll Durchmesser ver- 

 stellbar in einer Hiilse eingeschaltet. Es dient als Condenser ; indem das Praparat 

 nicht in dessen Focus selbst zu stehen kommt, ist die Einschaltung adiathermaner 

 Medien uberfliissig ; in der Moglichkeit, so ohne wesentliche Erwarmung des 



