A. Untersuchungs- and Conservirungsinethoden. 25 



Praparates directes Sonnenlicht benutzen zu konnen (?? Ref.) sieht C. den Haupt- 

 vortheil seines Apparates. Der Tubus, selbstverstandlich ohne Ocular, ist mit 

 einer Camera verbunden. Sammtliche Tlieile des Apparates sind auf einem Bret 

 so in einer Rinne beweglich angebracht, dass sie in der Richtung des Mikroskopes 

 einander genahert werden konnen. Die Vorrichtung ist zunachst fiir das neue 

 starke System von Tolles verfertigt. Die Einzelheiten der Construction sind un- 

 wesentlich. 



'Crisp, Frank, On some recent forms of camera lucida. in: Journ. R. Microsc. Soc. Vol.2. 

 Nr. 1. p. 2124. 



'Russell, J. Cunningham, Description of a new form of camera lucida. in : Journ. R. Microsc. 

 Soc. Vol. 2. Nr. J. p. 25. fig. 



d) Feuchte Kammer. 



Selenka, E., Keimblatter und Organ-Anlage der Echiniden. in: Zeitschr. f. wiss. Zool. 

 Bd. 33. 1. Hft. p. 41. 



Eine fenchte Kamraer zurBeobaclitungkleinerSeewasser-Organismen construirt 

 Selenka aus ca. 3 mm dicken aus Spiegelglas (von Vogel in GieBen^ gefertigten 

 Glasringen 40 mm auBerem, 30 mm innerem Durchmesser. Dieselben haften 

 auf dem Objectrager dnrch Capillaradhasion nach Zusatz eiuer kleinen Menge 

 Seewassers ; oben schlieBt sie das aufgelegte Deckgias, an dessen Unterflache der 

 das Beobachtungsobject enthaltende Wassertropfen haftet. 

 Malassez, Chambre a air huniide graduee. in: Gaz. rned. p. 632. (Societe de Biologie.) 



Ein dicker Objecttrager tragt auf der oberen Flache eine kreisformige Rinne 

 von 1,5 mm Breite, 1 mm Tiefe bei einem inneren Durchmesser von 7,5 mm. 

 AuBerhalb der Rinne durchbohren den Objecttrager 3 4 Locher, in welchen 

 feine Schrauben, den Kopf abwarts (jedoch nicht die Unterflache des Object- 

 tragers iiberragend) , die vorstehenden Spitzen aufwarts gerichtet, der Art einge- 

 bracht werden, dass auf die letzteren das Deckgias aufgelegt wird, wahrend auf 

 dem von der Rinne umschlossenen Theil des Objecttragers sich das zu untersu- 

 chende Praparat befindet. Indem man etwas Wasser an den Rand des Deckglases 

 bringt, erhalt man den luftdichten AbschluB, ohne dass das Wasser mit dem 

 Praparat in Bertihrung kommt, da es bei seinem Eindringen zwischen Object- 

 trager und Deckgias die Rinne nicht iiberschreiten kann. Durch Verstellung der 

 Schrauben kann man mit Hiilfe eines Tasters als Messapparat - - dem Innen- 

 raum der Kammer eine beliebige Hohe geben. Hierdurch hat man den Vortheil, 

 die Kammer zu Zahlungen (z. B. von Blutkorperchen) in bekannter Raumeinheit 

 verwenden zu konnen, sei es, indem man eine Quadratur auf dem Objecttrager, 

 sei es, indem man eine solche des Oculars benutzt (vgl. u.). 



Der Apparat ist von Verick construirt. 



e) Mikroineter. 



^Abbe, E., Uber micrometrische Messung mittelst optischer Bilder. in : Jen. Zeitschr. 



XII. Bd. Suppl. p. XI XVII. 

 Morley, Ed\v.W., On the probable Error of micrometric Measurements, in: Amer. Quart. 



Microsc. Journ. Vol. 1. Nr. 2. p. 93. 



Bestimmung des wahrscheinlichen Messungsfehlers bei mikrometrischen Messun- 

 gen : - - mehr von physikalischem Interesse. 

 Hitchcock, Rom. , A standard micrometer, in : Amer. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1 . Nr. 1 . p. 47. 



H. spricht sich entschieden zu Gunsten der metrischen Messungseinheit aus 

 gegen den Vorschlag Rogers, eine dem englischen MaBsystem entnommene 

 Universal-Einheit zu creiren. 



