26 V. Untersuchungs- und Beobachtungsmittel. 



Rogers, \Y. A., Standard measures of length, in: Amur. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1. 

 Nr 'J. p. 97 K. 



Nachweis der Variatiouen der Grundmafle and Methode derBestininuing (vgl. u.) 

 \\esentlich von technischern Interesse. 

 Rogers, W. A., On two forms of comparators for measures of length, in: Amer. Quart. 



Microsc. Journ. Vol. 1. Nr. .'(. p. 2()8. 



Beschreibung von Messungsapparaten die mehr fur die techuische Ausluhrung 

 von Mikrometertheilimg als fur histologische Zwecke bestimmt sind. 

 Micrometry. in: Amer. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1. Nr. 3. p. 235. 



Benierkungen iiber die mikrometrische Einheit (zu Gunsten des Viono mm a ^ 

 Grundlage) . 



'Rogers, W. A., Limits of accuracy on measurements with the microscope, in: Amer. 

 Naturalist. Vol. 13. Jan. p. 5!) 60. 



f) Drehtische zum Eiiikitteu der Prsiparate. Coinpressorien. 



Rolfe, Spencer, Improved turntables, inach: English Mechanic. XXIX. p. 365.) in: 



Journ. 11. Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 5. p. 617. 



Diese Verbesserung des Drehtisches besteht wesentlich in der Art wie der 

 Objecttrager fixirt wird. An einer Stelle nahe dem Urafang des Messingtisches 

 ragen zwei Stifte aus demselben, um etwa den Betrag der Dicke des Objecttragers, 

 liervor, auf verschiedenen Radieu und in uugleicher Entfenrang vom Rand an- 

 gebracht, so dass eine Ecke des Objecttragers zwischen sie eingeschoben werden 

 kann. Diesen diametral gegentiber ist ein rechtwinkliges Messingstuck , die 

 Offmmg des Winkels gegeu das Centrum des Tisches sehend, an einem Stifte 

 aiigebracht, der durch einen Schlit/ des Tisches gesteckt wird. und von unteu 

 durch ein, um die Saule gelegtes Gummiband gegen das Centrum gezogen wird. 

 Der, in der Richtung einer Diagouale zwischen die Stifte und den Winkel federnd 

 eingeklemmte Objecttrager kann nun beliebig herausgenommeu uud wieder ein- 

 gesetzt werden, wobei die genaue Centrirung leicht zu controlireu ist. (Eine 

 Anzahl concentrischer Linien auf der Messingplatte macht fiir praktische Zwecke 

 vollkommen ausreichend die gleiche Controle moglich. Ref.). 



Rolfe, Spencer, Mechanical turntables, (nach : English Mechanic. XXIX. p. 139.) in: 

 Journ. R. Microsc. Soc. Vol. 2. Nr. 5. p. 616. 



Die Drehscheibe zur Rotation des Objecttragers wird bewegt durch eine Feder, 

 welche ein im FuB der Vorrichtung angebrachtes in die Saule des Tisches ein- 

 greifendes Zahnrad-Segment treibt. Zu Beginu halt ein Sperrhaken die Feder 

 gespannt ; ist das Zahnrad-Segment abgelaufen, so bewegt sich der Tisch noch 

 einige Zeit von selbst durch sein Beharrungsverraogen. 



Bulloch. . ., Tournette a centrage automatique. in : Journ. de Microgr. p. 142. 



Die Platte dieses Tisches besteht aus /wei Theilen, einer oberen eigentlichen 

 Tischplatte und einer unteren, etwas gro'Ceren, die nur mit ihrem vorstehenden 

 Rand das Niveau der ersten erreicht, im iibrigen aber frei gegeu diese verstellbar 

 an der gemeinsamen Axe angebracht ist. In zwei radiaren Einschnitteu an den 

 entgegengesetzten Enden eines Durchmessers der oberen Platte eingelassene Platt- 

 chen tragen an ihrem aufieren Ende an Stiften drehbare kleine Metallwinkel, deren 

 Offnung beim Gebrauch des Tisches zwei diagonale Ecken des Objecttragers nm- 

 fasst. Die untere Flache der die Winkel tragenden Plattchen ist gezahnt; die 

 Zilhue greifen ein in einen Schneckengang, der in die obere Flache der unteren 

 Platte eingelassen ist ; durch Drehung ^der letzteren werden daher die Plattchen 

 uud die von ihnen getragenen Winkel gegen das Centrum des Tisches gefiihrt uud 



