A. Untersuchungs- uncl Conservirungsmethoden. 27 



so die genaue Einstellung and Fixirung des Praparates vor dem Einkitteii und 

 hei jedesuaaliger Verstarkung des Lackringes erreicht. 



Rogers. F. M., Electrical mountingtable. in: Journ. K. Microsc. Soc. Vol. '2. Nr. 4. p. 4UV 

 Im FuB eines drehbaren TiscLes zum Einlegen von Praparaten 1st eiu kleiner 

 elektrischer Rotations- Apparat angebracht. 

 Will's Compressorium. (nach : English Mechanic. 1ST!). Vol. XXX. p. :<(>().) in: Journ. 



K. Microsc. Soc. Vol. 3. Nr. 1. p. 14s. 

 Nicht zum Referat geeignet, nach dem vorliegenden nicht ganz deutl. Auzng. 



) Verschiedeue Hiilfsapparate. 



Apparat /um Schneiden der Deckglaschen. in: Zeitschr. f. Mikrosk. p. 77. 



Dor Diarnant 1st rnittels eines Kugelgelenkes verstellbar an einem Stifte, der an 

 eineni horizontalen Arm in beliebigen Abstand von der letzteren tragenden Hiilse 

 gebracht werden kann. Diese Hiilse ist drehbar um einen Stempel, dessen unteres, 

 gepolstertes Ende auf die Glasplatte aufgesetzt wird. Man sclineidet durch ein- 

 fache Drelumg des horizontalen Armes um den Stempel, nachdeni man dem Dia- 

 mant eine dem gewunschten Durchmesser des Deckglases entsprechende Stellung 

 gegeben hat. 



Wedl, C. O., Uber die Anwendung der Centrifugalmaschine fiir histologische Studien. in: 

 Avchiv f. pathol. Anat. Bd. 77. p. 375. 



Zur Darstelhmg von Schuttel-Praparaten benutzt W. die Centrifugalmaschine 

 in folgender Construction. Die Bewegung eines 15 cm irn Durchmesser halteuden 

 Schwungrades wird auf eine 1,3 cm im Durchmesser groBe, oben und unten auf 

 I cm verjiingte 24 cm hohe Spiudel, und zwar deren unteres Ende durch einen 

 Schwungriemen iibertragen. Auf das obere Ende konnen verschiedene Aufsatze 

 befestigt werden, so eine Holzdose zur Aufnahme einer, die Praparate euthaltenden 

 Glasdose, ein 30cm langer Querbalken, an dessen beiden Enden Reagensglaschen, 

 letztere in eiuer um 2 5 geneigten Stellung, angebracht werden konnen ; in letzterem 

 Falle wird das AusflieBen von Wasser durch Aufsetzen eines Gummi-Daumliugs 

 auf das Reagensglas verhiudert. - - W. empfiehlt in Weingeist gehartete Objecte 

 als am besten brauchbar. - - Weitere Verwendung der kleinen Centrifugalmaschine 

 durch Aufsetzen einer Kreissage oder eines Schleifsteines ist naturlich moglich. 

 Fabrikant nicht angegeben.) 



Malassez, .., Methode zur Zahlung in mikroskopischen Praparaten (Chambre a air huniide 

 graduee). in: Gaz. rned. p. 633. (Soc. de Biol.) 



Um die in '/ 1000 cmm eines Praparates enthaltenen Formelemente z. B. die 

 Blutkorperchen dieser Blutmenge zu zahlen, bringt M. das Blut in die oben re- 

 ferirte feuchte Kammer, der er eine bestimmte Hohe z. B. von y io oder Ys oder 

 1 , mm gibt. Die Oculartheilung ist ein Rechteck von 10:4 mm Seitenlange, in 

 40 Quadrate (4 Reihen zu je 10) von je I mm Seitenlange getheilt. Die Ver- 

 groBerung muss der Art gewahlt sein, dass jedes Feld der Oculartheilung einem 

 solchen im Praparat von 50 fi .0,05 mm) Seitenlange entspricht. Bei einer Hohe 

 der feuchten Kammer von YIO mm zahlt man den Inhalt von sammtlichen, bei 

 '/ s mm von 32, bei ] /5 von 20 Quadraten ; so erhalt man, wie eine einfache Be- 

 rechnung zeigt, jeweils den Inhalt von 0,01 cmm. (Construirt vonVerick.) Einen 

 Vorzug gegenuber dem Apparat von Hayan-Nachet zu derartigeu Zahlungen sieht 

 M. darin, dass man in der Hand habe, die Hohe der Kammer genau zu reguliren. 

 Rezner, W. B., Mechanical Finger. fMit Modificationen von E. Smith), (nach: Amer. 



Journ. of Microsc., p. 65 and Popular Science, p. 102.) in: Journ. R. Microsc. Soc. 



Vol. 2. Nr. 7. p. 951. 



