61G L'ANNE BIOLOGIQUE, 



imagins pour arriver un appareil convenable. Il suffira de marquer 

 le sens gnral dans lequel s'est fait l'volution des ides. Les change- 

 ments de volume que le travail psychique, les motions et la respiration 

 produisent dans nos membres, par exemple dans notre main, sont 

 videmment trop faibles pour qu'on puisse les tudier de visu; on 

 a eu de trs bonne heure l'ide de mettre le membre dans un appareil 

 dplacement liquide. Supposons un vase clos, rempli d'eau, dans lecpiel 

 la main plonge, le bras tant entour de manire empcher toute fuite 

 d'air et d'eau de l'appareil; en communication avec le vase, et rempli 

 de liquide comme lui, on place un tube vertical, en verre; si la main 

 augmente de volume, il y aura une ascension de liquide dans le tube, 

 ascension d'autant plus considrable que le tube sera de diamtre plus 

 troit; la diminution de volume de la main produira l'effet inverse. 

 Maintenant, il suffit de mettre sur le liquide du tube un flotteur arm 

 d'une plume pour inscrire sur un cylindre tournant devant le flotteur 

 toutes les oscillations de la colonne liquide, et par consquent tous les 

 changements brusques ou lents de volume de la main, avec tous leurs 

 dtails. Voil le principe des premiers appareils de plethysmographie, 

 invents par Pigu, Ghlius, modifis par Fick, et transforms de di- 

 verses faons par deux physiologistes surtout, qui ont attach leur nom 

 ces recherches, Mosso et Fr. Franck ('). Les appareils dplacement 

 liquide ont plusieurs inconvnients : 1 l'action prolonge du liquide sur 

 la main change son tat physique; 2 l'appareil tant rempli d'eau, la 

 temprature de celle-ci se modifie au cours de l'exprience; 3 l'appa- 

 reil tant toujours plus ou moins fixe, donne un point d'appui aux mou- 

 vements involontaires de la main, qui s'inscrivent comme le pouls et les 

 changements de volume. Je passe sur l'incommodit de l'application, sur 

 l'inertie produite par laprsence du liquide, etc. Les appareils de Hallion 

 et Comte sont essentiellement des ampoules en caoutchouc qu'on enferme 

 avec l'organe explorer, par exemple la main, dans une enveloppe ri- 

 gide, de manire que tous les changements de volume de la main pro- 

 duisent des changements inverses dans le volume de l'ampoule; la 

 transmission se fait en reliant l'ampoule au moyen d'un tube de caout- 

 chouc un tambour enregistreur de Marey; toute la transmission se 

 fait par l'air, ce qui donne plus de dlicatesse au trac; de plus, l'appa- 

 reil est lger, suit la main dans ses dplacements, inscrit peu les mou- 

 vements involontaires, et ralise en un mot les conditions d'un appareil 

 pratique. Aussi, ds qu'il a t connu par la description succincte que 

 nous en avons donne, grce aux figures communiques par Hallion 

 l'anne psychologique de 1894, beaucoup de psychologues ont-ils en- 

 trepris des ludes avec cet appareil. 



2 Nous avons dit plus haut qu'il y a deux causes la gnralisation 

 actuelle des recherches de plethysmographie psychologique. La pre- 

 mire cause relve de la technique, la seconde relve des ides actuelle- 

 ment en faveur sur le mcanisme des motions. Il y a douze ans, deux 



1. La bibliographie complte, serait bien longue indiquer ici; on la trouvera indique 

 dans notre Anne psych., II, 1895. 



