138 



Fl (issigkeitsbewegung 



doch entstehen hier bei schrager Haltung gegen 

 die Fliissigkeitsstromung sehr leicht Fehler. 

 Besser 1st ein Rohr mit seitlichen Anbohrungen 

 oder Schlitzen, das parallel zur Stromungs- 

 richtung gehalten wird (Fig. 85). Es sei er- 

 wahnt, dafi das, was hier schlechthin Druck 

 genannr wird, in der technischen Literatur 

 ,,statischer Druck" genannt wird. 



9 



Die GroBe P+P^ die > wenn von Druck 



hauptsiichlich zwei Methoden in L'ciracht, einer- 

 seits die manometrische Methf c!e. andererseii^ 

 die Methode der Fliigelrader. Lie erstere ergibi 

 sich aus dem unter a) Gesagteri. Die Differenz 

 , des Gesamtdrucks (p^ und dcs statischen Drucks 



w 2 



(p ) hat den Wert Q ^. Ist die Dichte bekannt, 



so kann hieraus w berechnet werden: 



differenzen durch Erdschwere abgesehen wird, 

 einfach die Konstante der Bernoullischen 

 Gleichung (II, i) bedeutet, la'Bt sich leicht da- 

 durch beobachten, daB man cine Rohrmimdung 

 der Stromune; entgegenstellt (da in der Rohr- 



w = 



i Po) 



-ho) 



Fig. 86. 



wenn die Driicke durch Fliissigkeitshohen (h t 

 und h ) in den Manometerschenkeln gemessen 

 werden. 



Geriite, die zum Zwecke dieser Geschwindig- 

 keitsmessungen die beiden Druck me Beinrich- 

 tungen Fig. 85 und 86 vereinigen (,,Staugerate"), 

 gibt es in verschiedenen Ausfuhrungsformen. 

 Eine von ihnen ist in Figur 87 dargestellt. 



miindung die Stromung zur Ruhe kommt, 

 findet eine Drucksteigerung urn Q--- statt). Man 



hat dicsen Druck, der die Summe aus dem 

 ,, statischen Druck" und ,,dynamischen Druck" 

 bildet, den ,, Gesamtdruck" genannt. Das 

 Gerat Figur 86 fiihrt den Namen Pitotsche 

 Rohre. 



In einer drehungsfreien Stromung ist der 

 Gesamtdruck, wenn von Schwerewirkungen ab- 

 gesehen wird, iiberall derselbe (die Schwere- 

 wirkungen heben sich bei der Beobachtung von 

 selbst heraus, wenn das ]\Iano meter in derselben 

 Hohe verbleibt, weil dann die Schwerewirkungen 

 der Fliissigkeit in der Zuleitung zum ^lanometer 

 die in der stromenden Fliissigkeit gerade aus- 

 gleichen). In einer geradlinig parallelstromenden 

 Fliissigkeit ist der ,,statische Druck" nach den 

 statischen Gesetzen verteilt (hiervon ist sein 

 Name genommen), der Gesamtdruck aber, wenn 

 die Bewegung nicht drehungsfrei ist, ver- 

 anderlich. 



b) Zur Geschwindigkeitsbestinimung kommen 



Fig. 87. 



Von Fliigelriidern wird sowohl bei Wasser- 

 messungen wie bei Windmessungen Gebrauch 

 gemacht. Die ersteren heifien Woltmannsche 

 Fliigel oder hydrometrische Fliigel (eine Aus- 

 fiihrungsform zeigt Fig. 88), die letzteren Anemo- 

 meter, bei denen man noch das Fliigelradanemo- 

 meter (Fig. 89) und das Schalenkreuzanemonieter 

 (Fig. 90) unterscheidet. 



Die Beobachtung geschieht z. B. dadurch, 

 daB ein mit dem Fliigelrad verbundenes Ziihl- 

 werk eingeriickt und nach einer bestimmten 

 Zeit, z. B. 2 Minuten, wieder ausgeriickt wird, 

 die gezahlten Umdrehungen, durch eine Korrek- 

 tion verbessert, ergeben die Geschwindigkeit, 

 Eine andere Art ist die, daB das Zahlwerk nach 

 einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen ein 



Fig. 88. 



Fig. 89. 



