106 



Indiiklivilat 



Ro / i 2 dt + 2M Jj == 0. 



1'ml da q 2 =/i 2 dt, die grsamtc wahrend 

 des StromstoBes durdi die Sekundarwicklung 



Lrrl'l(>(Mie Elektrizitatsmenge nt: 



2M = - 



R.> und J x sind gemessen und q 2 ist pro- 

 portional dem Ausschlag des ballistischen 

 Galvanometers, das in einer hier nicht naher 

 7.11 beschreibenden Weise geeicht wird. Die 

 Genauigkeit die auf diesem Wege gewonnen 

 wird, ist nicht sehr groB. Genauer und be- 

 (|iierner arbeitet man, wenn eine bekannte 

 gegenseitige Induktivitat M 2 vorhanden ist, 

 mit der man die unbekannte Mj vergleicht. 



12 und stellt 



Man schaltet nach 



Figur 



p, c 



I or' 



9 a) Wechselstromquellen. Als 



Wechselstroniquellen kommen in Frage fur 

 niedcre und uiittlere Frequenzen, Saiten- 

 unterbrecher und Maschinen. Beim Saiten- 

 unterbrecher wird eine ausgespaiinte Stahl- 

 saite auf elektromagnetischem Wege in 

 Schwingiingen versetzt. Ihre Eigenperiode 

 kann durch Spannen oder durch Unter- 

 schieben von ein Faar begrenzenden Stegen 

 in \veiten Grenzen verandert werden. Der 

 unterbrochene Strom speist die primiire 

 Wicklung eines kleinen Transform ators 

 dessen sekundarer Wicklung der gewiinschte 

 Wechselstrom entnommen wird. 



Die Wechselstrommaschinen, die man 

 fiir MeBzwecke verwendet, miissen t'iir ver- 

 schieden hohe Frequenzen gebaut sein. Hier- 

 fiirsind sehr geeignet diesogenannten Sirenen ; 

 Figur 13 zeigt die Ausfiihrungsform von D ole- 



Fig. 12. 



sowohl. wenn M x als auch wenn M 2 einge- 

 schaltet ist, in A dies el be primare Strom- 

 starke ein; ihren Wert braucht man nicht 

 zu kennen. Sind a x und a 2 die ballistischen 

 Ausschlage, die man beim Stromwenden 

 im ballistischen Galvanornetar b. G. erhalt, 

 so ist: 



Mj = = M 2 (aj/o 2 ). 



Hat man ein en bekannten Variator fur 

 gegenseitige Induktivitat zur Verftigung, 

 so kann man eine Differentialmethode an- 

 wenden, von der spater bei den Wechselstrom- 

 methoden die Rede sein wird. 



Die Messung der Selbstinduktivitat mit 

 dem ballistischen Galvanometer wird wenig 

 angewandt. 



9. Apparatur fiir Induktivitatsmes- 

 sungen unter Verwendung von Wechsel- 

 stromen. Da in den moisten Fallen In- 

 duktivitaten mit Wechselstrom gebraucht 

 werden, so sind dementspreehend auch 

 die .Mo-nngen mit Wechselstrom auszu- 

 t'iihren, mid zwar da L, itn allgenieinen 

 sich mit der Fre(jiienz andert, so ist die 

 gewiinschte Freqiien/ bei der Messung an- 

 zuwenden, oder die I'nii'rsurliung iiber einen 

 ganzen Frequenzbereidi y.n erslrecken. 



Fig. 13. 



zalek. DasgezahnteEisenrad Rdrehtsichvor 

 dem durch den Elektromagneten p erregten 

 Anker. Die Schwankungen des Induktions- 

 flusses induzieren in %^ s 2 Wechselstrb'me. 

 Mit diesen Maschinen kann man Frequenzen 

 bis 8000 in der Sekunde erzeugen, allerdings 

 gibt sie nur eine kleine Leistung her. Ge- 

 ringere Frequenzen , aber dafiir grb'Bere 

 Leistungen geben die Maschinen von H art- 

 man n und Braun. 



Will man Messungen mit Hochfrequenz- 

 stromen machen, so wendet man die zur 

 Erzeugung der Schwingungen in der 

 drahtlosen Telegraphic iiblichen Methoden 

 an. Am geeignetsten sind ungedampfte 

 Schwingungen, d. h. die modernen Hoch- 

 frequenzmaschinen und die Poulsenlampe. 

 Bei letzterer hat man oft damit zu kampfen, 

 daB die Schwingungen fiir MeBzwecke nicht 

 geniigend konstant sind (vgl. den Artikel 

 ,,Elektrische Schwingungen"). 



9b) Stromindikatoren. Die besten 

 Methoden zur Messung von Induktivitaten 

 sind sogenannte Nullmethoden ; dazu braucht 

 man Apparate, die anzeigen, wann ein 

 Strom verschwindet. Der einfachsteund liand- 

 lichste Apparat, der dies fiir Wechselstrom 



