Induktivitat 



407 



leistet, 1st das Telephon. Es ist zwar auBer- 

 ordentlich bequem in der Handhabung, fur 

 die meisten Fiille geniigend empfindlieh, 

 hat aber gelegentlich den Nachteil, daB es 

 auf Wechselstrome jeder Frequenz anspricht. 

 An Stelle des Telephone benutzt man 

 haufig die sogenannten Vibrationsgalvano- 

 nieter. Es sincl prinzipiell Galvanometer 

 mit einer auBerordentlich kurzen Eigen- 

 schwingungsdauer. Letztere wird so reguliert, 

 daB sie mit der Periode des Wechselstroms, 

 mit dem man arbeitet, iibereinstimmt. 

 Infolge der Resonanz, die dann zwisclien 

 Wechselstrom und mechanischen Schwin- 

 gungen des beweglichen Systems besteht, 

 ist das Galvanometer fur diese eine Frequenz 

 sehr empfindlich, fiir alle anderen unernp- 

 findlich. Das ist eine sehr wertvolle Eigen- 

 schaft, die man vortrefflich ausniitzen kann. 

 Die iiltere den Nadelgalvanometern ent- 

 sprechende Form ist von Rubens kon- 

 struiert. 



Die Rubensschen Vibrationsgalvano- 

 meter werden neuerdings von den sogenannten 

 bifilaren verdrangt, mit denen eine groBere 

 Empfindliclikeit erreichbar ist, und die in 

 der Handhabung bequemer sind. Konstruk- 

 tionen sind von Campbell, Duddell, 

 Sc he ring und Schmidt ausgefiihrt; sie 

 lehnen sieh an die bekannten 

 Konstruktionen von Oszillo- 

 graphen an. Es sind mehrere 

 Dauermagnete mit Polen N. 

 S. (Fig. 14) von schmaler 

 Rechteckform iibereinander 

 angeordnet; zwischen den 

 Polen ist entweder eine lange 

 schmale Spule oder nur eine 

 einzelne Stromschleife (bit'ila- 

 res Band) gespannt, iiber 

 das ein Spiegel s geklebt ist. 

 Wird der Draht von Wechsel- 

 stromen durchflossen, so ge- 

 rat bei geeigneter Abstim- 

 'mung der Bifilardraht und 

 damit der Spiegel in Schwin- 

 gungen. Das schwingende 

 System wird dadurch abge- 

 stimmt, daB man mittels 

 einer Mikrometerschraube 

 zwei Stege BB verschiebt, 

 iiber welchen die bifilaren Bander laufen, 

 und durch welche ihre Lange begrenzt wird. 

 Die Torsionsschwingungen der Vibrations- 

 galvanometer werden dadurch sichtbar ge- 

 macht, daB man das schwingende System 

 mit einem Spiegelchen versieht, in dem man 

 einen hellerleuchteten Spalt betrachtet 

 (mittels Fernrohr oder objektiver Ablesung). 

 Sobald das System schwingt, wird der Spalt 

 zu einem mehr oder weniger breiten Band 

 auseinandergezogen. Auf diese Weise sind 

 auch sehr kleine Schwingungen des vibrieren- 

 den Systems leicht erkennbar. 



gc) Widerstande. Bei den Messungen 

 i von Induktivitaten mit Wechselstrom werden 

 i Widerstande der verschiedensten GroBen 

 gebraucht, fiir die man die mit Gleichstrom 

 gemessenen Werte einzusetzen pflegt. Es 

 ist daher notwendig, sich zu fragen, ob das 

 berechtigt ist bezw. welche Mittel man 

 anwenden muB, um das tun zu diirfeu. 

 Widerstande werden gewohnlich aus iso- 

 liertem Manganindraht auf Metallrohr ge- 

 wickelt; um die Entstehung eines magneti- 

 schen Feldes und damit einer Induktivitat 

 zu vermeiden, wird die Wicklung bifilar 

 ausgefiihrt; d. h. die ganze Lange des auf- 

 zuwindenden Drahtes wird in der Mitte 

 umgeknickt und die beiden Drahthalften 

 werden zusammen miteinander aufgewickelt. 

 Damit wird nun zwar das magnetische Feld 

 in groBerem Abstand der Drahte praktisch 

 ganz ausgeloscht. Im Innern der Drahte 

 dagegen und in unmittelbarer Nachbarschaft 

 der Oberflache ist aber dem nicht so. Es 

 kommt daher jedem Widerstand, auch wenn 

 er bifilar gewickelt ist, eine gewisse Selbst- 

 induktivitat zu, und zwar wird die sogenannte 

 Zeitkonstante, die dem Quotient L/R In- 

 duktivitat durch Widerstand gleich ist, um 

 i so groBer, je dicker die Drahte sind, die 

 angewandt werden. Dementsprechend haben 

 die Widerstande meist eine um so groBere 

 Zeitkonstante je kleiner sie sind. Bei Wider- 

 standen unter 100 Ohm muB auf die In- 

 duktivitat unter Umstanden sehr sorgfaltig 

 Riicksicht genommen werden. An Wider- 

 standen in einem der iiblichen Prazisions- 

 kasten wurde gemessen: 



Widerstand L/R 



0,1 Ohm 



1 



10 



v 9 



Fig. 14. 



1400.10-" Henry 

 430.10"' 

 100.10~ ! 



Man kann diese, namentlich bei hoheren 

 Frequenzen unter Umstanden sehr storende 

 Erscheinung dadurch vermeiden, daB man 

 nach dem Vorgange von K. W. Wagner 

 z. B. einen Widerstand von 1 Ohm aus 

 10 Rollen von je 10 Ohm zusammensetzt, 

 die parallel geschaltet werden. Da bei der- 

 selben Strombelastung die Drahte fiir die 

 10 Ohmrollen nur den 10. Teil des Quer- 

 schnittes der 1-Ohmrollen zu haben brauchen, 

 so wird dadurch bei geeigneter Wicklung 

 das magnetische Feld und damit die In- 

 duktivitat des Widerstandes erheblich ver- 

 kleinert. 



Aber nicht bloB die Induktivitat, sondern 

 auch die Kapazitat spielt bei den Wider- 

 standen, und zwar hauptsachlich bei den 

 groBen Widerstanden eine nicht zu unter- 

 schiitzende Rolle. Ueber die Ursachen dieser 

 Erscheinungen und die Mittel sie zu kompen- 

 sieren s. den Artikel ,, Kapazitat". Wird 

 ein groBer Widerstand in der oben be- 

 schriebenen Weise bifilar gewickelt, so liegen, 



