.11(1 



Induktivilfit 



vollkoiniiicii soiii sullen. Es 1st nic-.ht ganz 

 c'iiil'ach. dieser Bedingimg x.u geniigen. Zu- 

 niiclist in u 15 vermieden \\cnlni, dati die 

 /xvi'ige sic-h gegenseitig induktiv 



Figur 18 werden durcli die punktierten 

 Linien derartige Schinne darge-stellt. Ins- 

 brsundere sind s, und s 2 die groBcn Metall- 

 kiisleii, iu denen die Normalspulen angeordnet 



z- 



beeinflussen kb'nnen, z. B. die Schleifen ACB 

 und ADB. Es ist deshalb rats am die 

 von G i e b e durcligebildete geschlossene 

 bifilare Briicke anzuwenden. Die vier 

 Eckpunkte der Briicke ABCD werden mog- 

 lichst dicht nebeneinander angeordnet (Fig. 

 18). Die einzelnen Zweige werden dann 

 durch bifilare Widerstandsdrahte und die 

 Spulen L X L 2 mit ihren Zuleitungen gebildet. 

 Letztere miissen so aufgestellt werden, 

 daB ihre gegenseitige Induktivitat Null ist. 

 Am schwierigsten ist es, die Kapazitat der 

 einzelnen Leitergebilde gegeneinander und 

 gegen Erde zu eliminieren. In dieser Be- 

 ziehung ist es wichtig und interessant zu 

 wissen, daB es bei der WechseLstrombrticke 

 nicht ohne weiteres erlaubt ist, Stromquelle 

 und Telephon miteinander zu vertauschen, 

 namentlich wenn zur Herstellung der Re- 

 sonanz in dem Hauptkreis eine Kapazitat 

 eingeschaltet ist. Im allgemeinen ist die 

 schadliche Wirkung der Kapazitat der 

 /wciuc gegen Erde geringer, wenn das 

 Telephon an die Enden des Schleifdrahtes 

 und der eine Maschincnpol an den Schleif- 

 knniakt gelegt wird; letzterer Punkt 

 wird zweckmafiig goerdct. Diese MaBregel 

 geniigt I'iir viele Falle; will man aber sehr 

 genaue Messungen maclieii, so muB man 

 dazu schreiten, die einzelnen Zweige durcli 

 geeignete Metallflachen abzuschirmen. In 



sind, um die Kapazitat der Spulen gegen Erde 

 genau zu definieren. 



In vielen Fallen kann man die Schirme 

 weglassen, wenn man nach einem Vorschlage 

 von K. W. Wagner dal'iir sorgt, daB der 

 Briickenzweig praktisch spannungslos gegen 

 Erde ist. Man erreicht dies am einfachsten, 

 indem man parallel zur Briickenanordnung 



A 



R.^^&^T^Isis^ 



Fig. 19. 

 zwischen die Punkte C und D eine In- 



duktivitat L 5 R 5 und Widerstand R 6 



in 



Reihe schaltet, sie so abgleicht, daB 



L t : L 5 = - Rj : R 5 = = R 2 : R 6 

 ist, und den Punkt zwischen L 5 R 5 und R 6 

 erdet. Dies Mittcl hat den Vorzug, daB 

 er auch bei anderen Schaltungen sinngemaB 

 angewandt werden kann. 



