Kalorimetrie 



641 



t'ikationen zur Bestimmung dor spezifisehen I festem Korper und Fliissigkeit in Be- 

 Warme von festen Korpern, Fliissigkeiten trieb gesetzt werden muB, das ins Ka- 

 und Gasen anwenden. Wir wiihlen den Fall lorimeter tauchende Thermometer u. a. m. 

 eines festen Korpers als Beispiel. Als Kalori- Man hilft sich hier einrrsoiis dadurch, daB 

 meter dicnt oin mit Fliissigkeit, im ein- man die Massen aller dieser festen Teile 

 fachsten Falle mit Wasser von der Temperatur moglichst klein macht, z. B. die Gefafiwan- 

 T! gefiilltes passend groBes GefaB. Wird ; dungen aus sehr diinnem Blech herstellt, 

 der feste Korper auf die hohere Temperatur : andererseits, daB man fur GefaBwandungen, 

 T 3 erwarmt und dann in das Kalorimeter Riihrer usw. Materialien mit moglichst 

 ;j.T\vori'on, so werden beide ihre Temperatur geringer spezifischer Warme, wie Silber, 

 hntlern, der feste Korper wird sich abkiihlen, Platin u. dgl. benutzt. Der unvermeidliche 

 das Wasser im Kalorimeter wird sich er- Rest der festen Bestandteile des Kalorimeters 

 wiirmen und beide zusammen werden schlieB- wird in die Rechnung eingefiihrt, indem man 

 lich die gleiche, zwischen T x und T 3 gelegene fiir die einzelnen Teile das Produkt aus Masse 

 Temperatur T 2 annehmen. und spezifischer Warme bildet. Die Summe 



1st m die Masse des festen Korpers und aller dieser Produkte ergibt ihren Wasser- 

 c seine unbekannte mittlere spezifische wert, d. h. den Betrag, um den man die 

 Wiirme zwischen T 2 und T 3 , ferner w die Masse des Wassers als Kalorimeterfliissigkeit 

 Masse der Kalorimeterfliissigkeit mit der rechnerisch vermehren muB, um von deni 

 bekannten mittleren spezifisehen Warme EinfluB der festen Teile des Kalorimeters 



zwischen Tj und T 2 c w , so ist klar, daB die 

 letztere durch die Beruhrung mit dem 

 festen Korper, da sie sich von Tj auf JT 2 

 erwarmte, die Warmemenge c u .w.(T 2 - 



absehen zu konnen. - Rein experimentell 

 kann man in der Weise verfahren, daB man 

 einen Vorversuch mit einem festen Korper 

 bekannter spezifischer Warme ausfiihrt, in 



aufgenommen, der feste Korper, der sich von der vorstehenden Gleichung c w = 1 oder 



T 3 auf T 2 abgekiihlt hat, die Warmemenge nahezu gleich 1 setzt und w als Unbekannte 



c.m.(T 3 T 2 ) abgegeben hat. Beide Warme- ermittelt. Das so gefundene w, das die 



mengen miissen, wenn keine Verluste statt- Summe des Kalorimeterwassers w x und des 



gefunden haben, einander gleich, also 

 c.m.(T 3 -T 2 )=Cw.w.(T 2 -T 1 ) 

 sein, woraus folgt 



w T *=Ti. 



C C- . . rr, rp 



1 3 A 2 



1st die Kalorimeterfliissigkeit Wasser, 



Wasserwertes W des Kalorimeters darstellt, 

 wird dann wie vorher bei der Berechnung 

 des Wasserwertes spiiteren Messungen zu- 

 grunde gelegt. 



Mit der zweiten Fehlerquelle betreten wir 

 das Gebiet, das fiir alle kalorimetrischen 

 Messungen in starkerem oder geringerem 

 Grade den wundesten Punkt bildet; das 



so ist c vv nahezu gleich 1 und kann, solange sincl die Warmeverluste. Im Laufe eines 



es nicht auf hochste Genauigkeit ankommt, Versuches findet nJimlich nicht nur ein 



innerhalb der hier in Frage kommenden, Wiirmeaustausch innerhalb des Kalorimeters 



umZimmertemperatur herum gelegenen Tern- statt, sondern atich zwischen Kalorimeter 



peraturen durchweg gleich 1 gesetzt werden. und Umgebung, sobald beide eine verschiedene 



Fiir andere Kalorimeterfliissigkeiten kann Temperatur haben, oder infolge der Er- 



c w aus der Tabelle 20 b am Schlusse dieses warmung des Kalorimeters wahrend des 



Artikels entnommen werden. 



Versuches eine verschiedene Temperatur 



So einfach im Prinzip, ebenso umstand- erhalten. - - Auch hier gilt als oberste Pegel, 

 lich und, man mo'chte fast sagen, schwierig die Warmeverluste moglichst herabzudriicken, 

 ist die Mischungsmethode in ihrer praktischen indem man das KalorimetergefaB auBen 

 Ausfiihrung. Die Methode birgt eine Reihe poliert, es auf eine die Warme schlecht 

 von Fehlerquellen, die, da sie nur schwer ' leitende Unterlage stellt und mit schlechten 

 ihrem genauen Betrage nach in Rechnung Warmeleitern umgibt oder in ein Bad kon- 

 gesetzt werden konnen, den Wert der Mes- stanter Temperatur einsetzt; oft mogen in 

 sungen oft erheblich herabdriicken. Nur die dieser Hinsicht auch die neuerdings zur 

 hauptsachlichsten Fehlerquellen sollen hier ! Aufbewahrung verfliissigter Gase viel be- 



angedeutet werden. 



Bei der Ableitung der obigen Gleichung 



nutzten VakuummantelgefaBe gute Dienste 

 tun. Den EinfluB der naturgemaBen 



war vorausgesetzt worden, daB die ganze Erwarmung des Kalorimeters sucht man 



von deni Korper abgegebene Warmemenge 

 von der Kalorimeterfliissigkeit aufgenommen 



durch einen von Rumford angegebenen 

 Kunstgriff zu eliminieren, der darin besteht, 



werde. In Wirklichkeit nehmen an dieser | daB man die Anfangstemperatur des Kalori- 

 Warmeaufnahme aber auch alle festen Teile meters ebensoviel unterhalb der Temperatur 

 des Kalorimeters teil, z. B. die GefaBwan- der Umgebung einstellt, wie die erwartete 

 dungen, die Riihrvorrichtung, die zu einem ! Encltoniperatur oberhalb derselben liegt. 

 schnellen Temperaturausgleich zwischen '' Warmezu- und -ableitung heben sich dann 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band V. 



