644 



Kalorimetiie 



\erscliiedeneii Yersuclieii an die beiden zu 

 vergleiclienden Fliissigkeiten abgibt. Urn 

 die Versuchsbedinguiigen in beiden Fiillcn 

 einaiider mogliclisl glcich y.n inaclicn, bringt 



Th 1 



iibertrager /ugel'iilirte Wiirmemenge im eiuen 

 Kalle ((-,111, : \V)..1Tj, im anderen Falle 

 ((-,111,4 W)/JT 2 , also gilt 



Fig. 2. 



man beide Fliissigkeiten in gleieher Menge 

 nacheinander in ein und dasselbe Kalori- 

 meter. Trotzdem erheischt auch hier die 

 Erreichung groBerer Genauigkeit sorgfaltiges 

 Studium der Vor- und Nachperiode. 



Der Warmeiibertrager (Kalorifer) von 

 Andrews ist ein glasernes thermometer - 

 ahnliches GefaB, das etwa 100 g Queck- 

 silber enthalt; der angesetzte Stiel triigt 

 in grb'Berer Entfernung voneinander zwei 

 Marken, eine obere und eine untere, vergleich- 

 bar dem Siedepnnkt und Kispunkt eines 

 gewohiilichen Thermometers. Man erhitzt 

 den Warmeubertrager iiber der Flamme, 

 besser noch im Quecksilberbade so lange, 

 bis der Quecksilberfaden im Stiel iiber die 

 obere Marke gestiegen ist. Uaiiii laBt man 

 das Instrument langsam erkalten und senkt 

 es in dem Augenbliek, in dem das sich zu- 

 sammenziehende Quecksilber die obere 

 .Marke gerade passiert, ins Kalorimeter, aus 

 welchem es schnell wieder entfernt wird, 

 wcmi das Quecksilber die untere Marke er- 

 reiclit hat. 



Si ud c,, nij, ZH\ spezifische Warme, 

 und Temperatiirerhohung fiir eine 

 c 2 , m 2 , ZlT 2 dieselben GroBen 

 I'iir eine zweite h'liissigkeil und W der Wasser- 

 \vert des Kalori meters, so ist abgesehen 

 von den Korreklionen die durch den Warme- 



(r,m,-|- W)zJT 2 . 1st der Wasserwerl des 

 Kalorimeters klein gegen die Fliissigkeits- 

 massen . wahlt man ferner m^nu und iiimmt 

 nun als die zweile Fliissigkeit Wasser. Hil- 

 das bei Zimmertemperatur nahezu c 2 =l 



AT 2 



geset/.t werden kann, so ist c 1 - -p=- , die 



gesuchte spezifische Warme ware also in 

 diesem Falle in erster Annaherung gleich 

 dem Yerhaltnis der Temperaturerhohungen 

 in beiden Versuchen. 



Die Zusainmensetziing des Kalorifers 

 ans zwei Materialien (Glas und Quecksilber) 

 fordert gleichmaBige Abkuhlung des Instru- 

 mentes, sobald sich das Quecksilberende 

 der unteren Marke mihert. Demi nur dann 

 hat man eine Gewahr dafiir, daB beim I'as- 

 sieren dieser Marke auch wirklich immer 

 die gleiche Warmemenge ans Kalorimeter 

 abgegeben ist. Kithlt man beispielsweise 

 sehr schnell ab, so sinkt die Temperatur der 

 Glashulle schneller als diejenige des Queck- 

 silbers, das Instrument zeigt also zu hoch 

 und hat somit beim Passieren der unteren 

 Marke mehr Warme an das Kalorimeter ab- 

 gegeben, als spater in Redlining gesetzt 

 wird. Man schrankt die Grb'Be dieser Fehler- 

 quelle dadurch ein, -daB man den Versuch so 

 einrichtet, daB die Endtemperaturen des 

 Kalorimeters in beiden Versuchshalfteii ein- 

 ander nahezu gleich sind und nur wenig 

 unterhalb derjenigen Temperatur liegen, die 

 dem Stande des Quecksilbers an der unteren 

 Marke bei gleichmaBiger 

 des Kalorifers entspricht. 



8. Quecksilberkalorimeter. Das Queck- 

 silberkalorimeter ist in gewisser Weise eine 

 llmkehrung des Andrewsschen Kalorifers. 



In ein groBeres geschlossenes und mit 

 Quecksilber gefiilltes GefaB ist ein nach 

 auBen offenes reagenzglasahnliches Rohrchen 

 eingesetzt. Schiittet man in dies Rohrchen 

 eine Fliissigkeit, deren Temperatur holier 

 ist als diejenige des Quecksilbers, so gibt 

 sie Warme an dieses ab. Die hierdurch lier- 

 vorgerufene Yolumenvergro'Berung wird an 

 einem angesetzteii Steigrohr abgelesen und 

 erlaubt die spezifische Warme der einge- 

 scliutteten Substanz zu berechnen. Die 

 \ r olumveranderung des Quecksilbers ist in 

 erster Annaherung der zugefiihrten Warme- 

 menge proportional in Wirklichkeit 

 haben wir es ja nur mit der scheinbaren Aus- 

 dehnung des Quecksilbers im GefaBe zu tun; 

 hieraus berechnet sich die spezifische 

 Warme der eingefiihrten Substanz nach 

 der Mischungsregel. - - Das Kalorimeter wird 

 mit Wasser oder einer anderen Substanz, 

 deren spezifische Warme bekannt ist, geeicht; 



Durch war mung 



