Kalorimetrie 



645 



noch niit Hilfe einer bekannten che- 

 inischen Reaktion (vgl. den Artikel ,,La- 

 tente War me"). 



Das ursprtinglieh von Favre und Silber- 

 mann angegebene Quecksilberkalorimeter 

 1st in der Fol^e mehri'ach abgeandert und 

 verbessert. Seine Bedeutung liegt weuiger 

 auf dein Gebiet der Bestimmung von spezi- 

 i'ischen AVarmen; es dient vielmehr wesent- 

 lich der experimentellen Ermittelung von 

 Reaktionswarmen, Warmetonungen u. dgl. 



9. Kalorimetrische Bombe. Die kalori- 

 metrische Bombe ist ein mit Platin (Berthe- 

 lot) oder mit Email (Mahler) ausgekleidetes 

 dickwandiges eisernes Gefa'B mid dient fast 

 ausschliefilieh znr Bestimmung von Ver- 

 brennungswarmen. Die zu untersuchende 

 Substanz befindet sicli in mitten der Bombe 

 auf eiuein Tellerchen. Nach erfolgtem Ab- 

 schluB der Bombe mittels aufschranbbarem 

 Deckel wird die Bombe dnrch ein Rohr 

 mit Sauerstoff aus kauflichen Stahlflaschen 

 unter Druck, 25 bis 30 Atmospharen, gefullt. 

 Die Einleitnng der Verbrennung oder der 

 Explosion wird auf elektrischem Wege dnrch 

 einen Funken oder einen gliihenden Draht 

 bewirkt. 



AVahrend der Verbrennung befindet sich 

 die Bombe in einem Wasserkalorimeter, aus 

 dessen Temperaturerhohung die entwickelte 

 AVarmemenge nach der Mischungsregel ge- 

 funden wird. - - Die Konstanten des AYasser- 

 kalorimeters, sein AYasserwert u. a. miissen 

 in der gewohnlichen Weise bestimmt 

 und in Redlining gesetzt werden. AuBer- 

 dem muB man den AVasserwert der Bombe 

 nebst allem Zubehor kennen. Friiher wurde 

 dieser mit Hilfe einer bekannten Verbren- 

 nung oder einer anderen bekannten cheini- 

 schen Reaktion bestimmt (z. B. liefert die 

 Verbrennung von 1 g Naphthalin 9668, 

 Benzoesa lire 6330, Rohrzucker 3950 g-Kal). 

 Neuerdings fiihrt man der Bombe erne ge- 

 messene elektrische Energie zu (vgl. unter 14) 

 (Jaeger und v. Steinwehr) und beob- 

 achtet die hierbei auftretende Temperatur- 

 erhohung im Kalorimeter. - - Da der AVasser- 

 wert der Bombe, deren Wan dung wegen der 

 hohen vorkommenden Drucke sehr stark 

 sein muB, gegeniiber der zu messenden Ver- 

 brennungswarme recht erheblich ins Gewicht 

 i'a'llt, so muB bei den Messnngen groBe Ge- 

 nauigkeit angestrebt werden. 



10. Junkerssches Kalorimeter. Das 

 Junker ssche Kalorimeter client zur Be- 

 stimmung der Verbrennungswarme von 

 Gasen, insbesondere von Leuchtgas. Das 

 verbrennende Gas wirkt erhitzend auf einen 

 in einem Rohre vorbeigefiihrten Wasserstrom 

 ein. Man bestimmt die Menge m des in 1 Se- 

 kunde 



schied ZlT des ein- und des austretenden 

 AVassers; das AVasser nimmt dann in jeder 

 Sekunde m.ZlT g-Kal von dem verbrennen- 

 den Gase auf. Ist andererseits die in der 

 Sekunde verbrennende Gasmenge M, eben- 

 falls in Gramm gemesseu, so ist die Ver- 



m 

 breiinungswarme des Gases -^ll Kal. Die 



Warmeverluste sind gesondert durch Variation 

 der Versuche (Geschwindigkeit des AVasser- 

 stroms, Gasmenge) zu bestimmen und in 

 Rechnung zu setzen. Das Prinzip des 

 Junker sschen Kalorimeters werden wirspater 

 unter den elektrischen Methoclen, bei der 

 Methode der kontinuierlichen Strb'mung 

 wiederfinden (vgl. unter 16). 



ii. Eiskalorimeter. Die einfachste Form 

 des Eiskalorimeters wurde von Black bereits 

 in der Mitte des 18. Jahrhunderts in die 

 AYissenschaft eingefiihrt. Sie besteht aus 

 nichts weiter als einem mit Hohlung ver- 

 sehenen Eisblock, der mit einer ebenen Eis- 

 platte abgedeckt wird. Um verhaltnismaBig 

 recht geuaue Resultate zu erhalten, verfahrt 

 man iolgendermaBeu: Man tupft zunachst 

 mit einem Schwammchen alles in der Hohlung 

 vorhandene Wasser aus, so daB diese ganz 

 trocken erscheint. Dann fiihrt man schnell 

 den auf die Temperatur T C gleichmaBig 

 erhitzten \ T ersuchskorper in die Hohlung ein, 

 verschlieBt diese mit dem Eisdeckel und 

 wartet einige Zeit, bis man annehmen kann, 

 daB sich der Korper auf die Temperatur des 

 schmelzenden Eises abgekiihlt habe. Nun 

 hebt man den Eisdeckel ab und eutfernt 

 mit einem zweiten vorher ge wo gen en 

 Schwaimnchen alles Wasser, welches sich in 

 der Eishohlung gebildet hat, auch dasjenige, 

 welches etwa dem A T ersuchskorper anhaftet. 

 Dnrch erneute AVagung des Schwammchens 

 erhalt man als Differenz beider AVagungen 

 die im SchmelzprozeB gebildete AVassermenge : 

 sie sei m g. - Da zum Schmelzen von Ig 

 Eis 80 g-Kal notig sind, so bedeutet das, daB 

 der erwarmte Korper bei der Abkiihlung 

 von T auf im ganzen 80m g-Kal abgegeben 

 hat. Hatte dieser Korper selbst die Masse M, 

 so ist also seine mittlere spezifische AA T ;irme 



1 m 

 zwischen und T c . = ^ ' ^' 80. 



Lavoisier und Laplace verwendeten 

 spater statt des Eisblockes ein ummanteltes 

 Gefa'B, dessen Mantel mit kleinen Eisstiick- 

 chen gefullt war, von denen das Schmelz- 

 wasser durch eine Oeffnung im Boden frei 

 abflieBen konnte. Um Schmelzung des Eises 

 durch von auBen zutretende Warme tunlichst 

 zu verhindern, war das Ganze nochmal 

 durch eine Eispackung.umgeben, auch durch 

 einen warmeisolierten Deckel geschiitzt. Man 



das Rohr durchflieBendeii Wassers ! bestimmt hier die Menge des abflieBenden 

 in Gramm, sowie den Temperaturunter- 



: Schmelzwassers durch AVagung oder im MeB- 



