640 



Kalorimetrio 



zylinder, wobei man die Genanigkeit des 

 Resultates wie beim Mischungskalorimeter 

 durcli Beobaclitung eincr Yor- und Nach- 

 periode erhoheii kann. 



Die oben hingeschriebene Beziehung fiir 

 die spezifische Warme setzt zu ihrer (iiiltig- 

 keit voraus, daB die zugefiihrte Warme 

 lediglich zur Eisschmelze verwendet wird, 

 nicht mehr zur Temperaturerhohung unter 

 unterkiihlten Eises. Diese Bedingung 

 ist nicht ganz leicht zu erfiillen. Nur langes 

 Stehenlassen der vorbereiteten Versudis- 

 anordnung vor Beginn der Beobachtung 

 kann vor dieser Fehlerquelle schiitzen. 



Einen ganz neuen Weg betrat Buns en 

 mit der Konstruktion des nach ihm benannten 

 und seither viel gebrauchten Eiskalori- 

 meters. Buns en bestimmte zwar auch die 

 Menge des geschmolzenen Eises, aber nicht 

 wie seine Vorganger durch Wagung des 

 Schmelzwassers, sondern aus der Volumver- { 

 minderung, die das Eis beim Schmelzen 

 erfahrt. Anderweitig ausgefiihrte Unter- 

 suchungen haben ergeben, daB 1 g Eis von 

 das Volumen 1,0908 com, Ig Wasser 

 von dagegen den Kaum von 1,0001 ccm 

 einnimmt. Beim Schmelzen von 1 g Sub- 

 stanz tritt also eine Volumenverminderung 

 um 0,0907 ccm ein; umgekehrt: lehrt die 

 Beobachtung, daB sich das Volumen um 

 1 ccm vermindert hat, so beweist das, daB 

 eine Eismenge 1/0,0907 g == 11,03 g ge- 

 schmolzen ist. 



\ Eine der neueren Formen des' Buns en - 

 schen Eiskalorimeters (vgl. z. B. Mtiller- 

 Pouillet II 2. 9. Anil S. 306) stellt Figur 3 

 dar. Das eigentliche Kalorimeter ist ein 



etwa 6 cm wei- 

 tes Kohr, in 

 welches von 

 oben her ein 

 engeres rea- 

 genzglasahn- 



liches Kohr P 

 eingeschmolzen 

 ist. Das Kalori- 

 meterrohr ver- 

 jiingt sich nach 

 unten in ein 

 weiteres Kapil- 

 larrohr Q, das 

 zweimal im 

 rechten Winkel 

 umgebogen ne- 

 ben dem Kalori- 

 meterrohr nach 

 oben aus der 

 Eispackung S, 

 die das Gauze 

 umgibt, herausfuhrt. Das Kalorimeterrohr 

 ist um das reagenzglasahnliche Kohr 

 herum mit einem Eismantel E, der dann 



noch verbleibende Rauin mil, Wasser W ge- 

 fiillt, Nach auBen hin wird das Wasser durch 

 Quecksilber Q begren/t, welches auch nocli 

 das Kapillarrohr erfiillt und in ein engeres 

 horizontal verlaufendes Kapillarrohr .R iiber- 

 treten kann; Rist mid els des Gummistopiens 

 K in den Hals F des Rohres Q luftdicht ein- 

 gesetzt. Zur Erhohung der Genauigkeit 

 kann an die Stelle des Stopfens ein Schliff 

 treten; auch wird man zwischen K und R 

 zweckmaBigerweise noch ein seitliches, mit 

 llahn verschlieBbares Rohr zwecks genauer 

 Dosierung der in Q und Renthalteneu Queck- 

 silbermenge einschalten. 



Die Fiillung des Kalorimeterrohres mit 

 destilliertem Wasser und dem dies abschlieBen- 

 den Quecksilber bietet keine wesentliche 

 Schwierigkeit. Die Bildung des Eismantels 

 erfolgt von innen her, durch Abkithlung 

 im eingeschmolzenen Rohrchen P. Man 

 f iillt das Rohrchen P mit einer Kaltemischung 

 (z. B. Schnee und Kochsalz, die eine Tempe- 

 raturerniedrigiing auf 21 C ergeben); 

 besser noch f iillt man die Kaltemischung 

 nicht direkt in das Rohr P ein, da sie sich 

 spiiter aus diesem mit ihren letzten Spuren 

 nur unbequem entfernen laBt, sondern man 

 schlieBt sie in ein engeres Glasrohr ein, 

 das man in das Rohr P hineinstellt. Um die 

 Warmeubertragung zu erleichtern, wird dann 

 P teilweise mit Alkohol J gefiillt, der auch 

 spater bei den eigentlichen Versuchen mit 

 dem gleichen Zweck gute Dienste leistet. 



Um mit dem Bun sen schen Eiskalori- 

 meter die spezifische Warme eines Korpers 

 von der Masse M zu bestimmen, erwarmt 

 man ihn zuniichst wieder auf eine hohere 

 Temperatur T und laBt ihn alsdann in das 

 Rohrchen P fallen, das man, um die Warme- 

 ableitung nach auBen zu verhindern, schnell 

 mit einem Kautschnkstopfen K' verschlieBt. 

 In demselben MaBe wie sich der Korper ab- 

 kiihlt, wird Eis geschmolzen, das Volumen 

 Eis -f- Wasser verringert sich und infolge- 

 dessen wird Quecksilber in das Innere des 

 Kalorimeters eingesaugt. Man beobachtet 

 das Volumen v des eingesaugten Quecksilbers 

 an dem zu diesem Zwecke geteilten und kali- 

 brierten geniigend langen horizontalen Rohre 

 R. Die mittlere spezifische Warme des Ver- 

 suchskorpers zwischen und T berechnet 

 sich dann zu 



c = - n ' 03 x 8 ' = ' 



Fig. 3. 



Obwolil das Kalorimeter durch den Eis- 

 mantel S geschiitzt ist, und man diesen 

 in der Regel noch durch einen weiteren 

 Mantel A umgibt, steht das Kalorimeter 

 doch dauernd unter der Wirkung auBerer 

 Warmecinflusse. Infolgedessen wird sich 

 der Quecksilberfaden in R stiindig in 

 wcnn auch meist nur geringer - - Bewegung 



