Kalorimetrie 



(347 



befinden, die man wieder in Vor- und Nach- 

 periode zu beobachten und in Kechnung 

 zu stellen hat. 



Die genaue Kalibrierung der Kapillare R ' 

 kann umgangen werden, wenn man das 

 Kalorimeter empirisch eicht, d. h. die Faden- 

 verschiebung bestimmt, wenn in das Kalori- 

 meterrohr P eine bekannte Warmemenge 

 eingefiihrt wird. Statt zu diesem Zwecke 

 einen erwarmten Korper von bekannter 

 speziiischer Warme zu benutzen, eicht man 

 besser mit eiuer genan gemessenen elektri- 

 schen Energie (vgl. unter 14). 



Die mit dem Bunsenschen Eiskalori- 

 meter erreichbare Genauigkeit kann dadurch 

 erheblich vennehrt werden, da 6 man die 

 eingesaugte Quecksilbermenge nicht aus der 

 Kuppenversehiebung im Kapillarrohr R, 

 sondern durch Wagung bestimmt. Zu diesem 

 Zwecke wird das Rohr R kurz gehalten und 

 an seinem Encle nach unten gebogen. Es 

 taucht dort in ein untergesetztes GefaB 

 unter Quecksilber ein. Die eingesogene ' 

 Quecksilbermenge wird als die Differenz 

 der Wagungen dieses GefaBes vor und nach 

 dem Versuch gefunden. Selbstverstandlich 

 darf der Quecksilberfaden nicht durch 

 eine Luftblase oder dgl. unterbrochen sein, j 

 vielmehr muB die gauze Verbindung vom i 

 Innern des Kalorimeters bis zum unter- 

 gesetzten GefilB mit Quecksilber gefullt stin. 

 Besondere Sorgfalt ist endlich darauf zu 

 verwenden, daB das Quecksilber bei Eut- 

 fernung des untergesetzten GefaBes vom 

 Rohrende immer in derselben Weise abreiBt; 

 man erreicht das nach dem Vorgange von | 

 Schuller und Wartha dadurch, daB man 

 das abwarts gebogene Ende des Rohres 

 in der Flamme zu einer kleinen birnen- 

 formigen Erweiterung aufblast und das Ende ! 

 dann so abschleift, daB eine ganz feine Oeff- 1 

 nung entsteht. 



Zur Berechnung der durch Wagung 

 erhaltenen Resultate diene die Angabe, daB 

 0,015 48 g Quecksilber der 15-Kalorie ent- 

 sprechen. Sind also bei einem Versuch m g 

 Quecksilber eingesaugt, so hat das Kalori- 



meter rTo 15-g-Kal aufgenommen. Ist 



einer engen Oeff nung hindurchgeht. Zn- 

 nachst wird die Wage mit dem daranhangen- 

 den Korper aquilibriert. Dann laBt man 

 schnell durch ein weites Rohr siedenden ge- 

 siittigten Wasserdampf, der durch passende 

 Filter (Drahtnetze) von tropfbar flussigem 

 Wasser befreit ist, in den geschlossenen Raum 

 eintreten. Eine gewisse Dampfmenge wird 

 sich auf dem zu untersuchenden Korper 

 niederschlagen und ihn dabei alhnahlich 

 von der Anfangstemperatur T auf die 

 Siedetemperatur T des eintretenden Dampfes 

 erwarmen. Ist die kondensierteMenge Wasser, 

 die man durch abermaliges Aequilibrieren 

 der Wage als Differenz beider Wagungen 

 fiudet, gleich w, so sind 538 w Kal an den 

 zu untersuchenden Korper abgegeben, der 

 sich dabei von T auf T erwarmt hat. Ist c 

 seine mittlere spezifische Warme zwischen T 

 und T, so gilt also c.m.(T--T )=538 w, 

 woraus 



w 538 



dies durch Einwerfen eines Kb'rpers von 

 der Masse M und der Temperatur T C 

 bewirkt, so ist dessen mittlere spezifische 

 Warme zwischen und T 



1m 



1 m 



T M 0,01548 T M 



64,6. 



12. Dampfkalorimeter. Der zu unter- 

 suchende Korper von der Masse m ist mittels 

 eines feinen Drahtes an die Wagschale einer 

 empfindlichen Wage gehangt und befindet 

 sich in einem allseitig geschlossenen Raum, 

 durch dessen Decke der Aufhangedraht in 



m T--To 



folgt. 



Soil die Methode genaue Resultate geben, 

 so hat man darauf zu achten, daB kein 

 kondensiertes Wasser etwa durch Abtropfen 

 verloren geht, gegebenenfalls muB man dies 

 auffangen und besonders wiigen. - - Audi ist 

 darauf zu achten, daB die Verdampfungs- 

 warme im allgemeinen nicht genau 538 Kal 

 betragt, sondern von der Siedetemperatur 

 und somit vom Barometerstand abhangt. 



In neuerer Zeit ist die Methode des 

 Dampfkalorimeters vielfach in umgekehrter 

 Form benutzt worden, indem man die spezi- 

 fische Warme nicht aus der kondensierten 

 Menge einer Substanz (Wasser), sondern aus 

 der verdampften Menge einer Substanz 

 ermittelte. Besonders elegant wird diese 

 Form der Methode, wenn man den zu unter- 

 suchenden Korper, der sich auf Zimmer- 

 temperatur befindet oder auf eine andere 

 Temperatur vorgewarmt oder abgekiihlt 

 war, in fliissige Luft, fliissigen Sauerstoff, 

 fliissigen Wasserstoff oder dgl. einsenkt. 

 Die verclampfte Substanzmenge wird ge- 

 funden, indem man das gebildete Gas auf- 

 fangt und volumetrisch bestimmt. Ist v 

 das Volumen des gebildeten Gases von der 

 Dichte s, so ist m == v.s und man rechnet 

 nach der obigen Formel, wobei man nur 

 fur 538 die entsprechenden Verdampfungs- 

 warnien (Luft 50, Sauerstoff 51, Wasser- 

 stoff 123 Kal) einzusetzen hat. 



13. Erkaltungsmethode. Wird ein er- 

 warmter Korper im Vakuum - - bei weniger 

 genaueii Versuchen in Luft innerhalb 

 eines auf konstanter Temperatur gehaltenen 

 GefaBes aufgehangt, so wird er sich durch 

 Strahlunglangsamabkuhlen. DieAbktihlungs- 

 zeit von einer Temperatur zu einer anderen 



