650 



Kalorimetrie 



lichen Stromung mit betrachl lichen Warme- 

 verlusten zu kampfen haben, zu derm 

 Eliminierung groBe Mittel in Bewegung gesct zt 

 werden miissen, erlaubt 

 fine neuerdings erfolgte 

 Anwendung der Methode 

 a ul' Gase die Warmever- 

 lusleiauf sehr kleine Be- 

 triige herabzumindern. Das 

 zu den Versuchen von 

 Sch eel und He use be- 

 nutzte, aus Glas gefertigte 

 Kalorimeter ist in Figur 4 

 abgebildet. Das auf die 

 konstante Versuchstempe- 

 ratur gebrachte Gas tritt 

 von unten her in das 

 Kalorimeter ein, pTissiert 

 eine als Feder gegen et- 

 waige Spannungen wir- ; 

 kende Glasspirale und ge- ; 

 langt nach Durchstromen 

 zweier Glasmantel C 

 und B in das innere 



B 



unterlialb cles Querschnittes .M ;il>u'egebene 

 Wiinnemenge nach dem Gegenstromprinzip 

 dem Innenraiim zuin gro'Bten Teile wieder 

 zugefiihrt wird. Die Temperatur Tj des aus- 

 tretenden Gases wird im Querschnitt M ge- 

 messen. 



Bei der Best! mmung der spezifischen 

 Warme der Lul't wurdc diese mit Hilfe von 

 Wasserltil't piimpcn aus der Atmosphare 

 durchs Kalorimeter gesaugt (vgl. Fig. 5). 

 Zur Konstanterhaltung des Luftstromes 

 dienen Regulatoren R x und R 2 ; die Starke 

 des Luftstromes hangt von den Dimensionen 

 einer in den Luftweg eingeschalteten Ka- 

 pillare K ab. 



Die Menge Q der in der Sekunde durch 

 das Kalorimeter gesaugten Luft wurde in 

 der Weise bestimmt, daB an Stelle der aus 

 der freien Atmosphare eintretenden Luft 

 Luft aus einem Get'aBe bekannten Volumens 

 unter sonst gleichbleibenden Verhaltnissen 

 durch das Kalorimeter getrieben wurde. 

 Zu diesem Zwecke lieB man Quecksilber aus 

 der Kugel Uj austreten, das nach AbschluB 



\ 



Fig. 4., 



Rohr A, das die Heizvorrichtung enthalt. 

 Zur Messung der Temperatur des ein- (T ) 

 und des austretenden Gases (T x ) dienen 

 nackte Platinwiderstandsthermometer P t und 

 P 2 . Das Ganze ist von einem evakuierten, 

 innen versilberten Glasmantel umgeben und 

 befindet sich in einem Bade konstanter 

 Temperatur (Zimmertemperatur, Tempe- 

 ratur des fliissigen Sauerstoffs usw.). 



Fiir die Einfiigung der Mantel B und C 

 war 1'olgende Ueberlegung maBgebend. Durch 

 das Vakuum werden Warmeverluste aus dem 

 inneren Rohre A zwar sehr stark herab- 

 vcmiiKlert, aber doch nicht vollstandig ver- 

 raiedcti. Die Mantel B und C dienen nun 

 zur Unterstiitzung derWirkung des Vakuums, 

 indein mit ihrer Hilfe die vom Rohr A, 

 soweit cs imiorhalb der Mantel liegt, namlich 



Fig. 5. 



des Luftzufiihrungsrohres V die Kugel U 2 

 ftillte und die darin befindliche Luft ins Kalori- 

 meter trieb. Die Stromungsgeschwindig- 

 keit des hochsteigenden Quecksilbers wurde 

 mit Hilfe des Hahnes H unter gleichzeitigem 

 Anvisieren des vor dem Kalorimeter befind- 

 lichen Manometers Mj von Hand so reguliert, 

 daB das Druckgefalle im System ungeandert 

 blieb. Das bekannte, durch Auswagen be- 

 stimmte Volumen der Kugel TJ 2 war durch 

 zwei eingeschmolzene Platindrahte DjD 2 

 begrenzt, von denen der untere l)j gerade 

 an der Abzweigstelle des Luftzufuhrungs- 

 rohres saB. Die Zeiten, zu denen das hoch- 

 steigende Quecksilber die Platindrahte er- 

 reichte, wurden auf elektrischem Wege auf 

 einem ("hronograiihen registriert. 



Ist wiedenmi die elektrisch zugefiihrte 



