Kapazitfil 



(579 



Kondensators an. Jedes der Plattensysteme 

 wircl von je 4 Saulen S getragen. Die Saulen 

 des einen Systems gehen frei durch Oeffnungen 

 des anderen hindurch. Die gesamte Isolation 

 wird durch 8 kleine 

 Quarzstiickchen B 

 gebildet, von clenen 

 4 unten und 4 oben 

 aneeordnet sind. 

 Durch die Stell- 

 schrauben Q wird 

 der Abstand der 

 Flatten der beiden 

 Systeme eingestellt. 

 Der Plattenabstand 

 betragt rund 2 mm. 

 Das ganze ist von 

 einer metallischen 

 Hiille umgeben, die 

 rait clem einen 

 Plattensystem ver- 

 bundenist. DieKon - 

 struktion von Sobe- 

 ring und Schmidt 

 bezweckt einen Satz 



von Luftkondensatoren, bei dem die 7,11- 

 satzliche Kapazitat der Zuleitungen be- 

 seitigt ist. Urn das zu erreichen, werden 

 die einzelnen Kondensatoren iibereinander 

 gesetzt (Fig. 9 und 10). Der oberste ist 

 ein Variator. Derartige Variatoren werden 

 seit Linger Zeit konstruiert (Kb'psel) und 

 bilden einen der wichtigsten MeBapparate 

 der drahtlpsen Telegraphic. Sie haben den 

 Zweck, die Kapazitat kontmuierlich in 

 meBbarer Weise zu verandern. In der Regel 

 sind sie clerart konstruiert, daB<zwei Platten- 

 systeme, die aus halbkreis- 

 formigen Flatten bestehen, 

 durch einen Knanf inein- 

 ander geclreht werden 

 konnen, so daB die einander 

 gegen fibers tehenden Flachen 

 dadurch vergroBert werden. 

 Ein Zeiger, der mit dem 

 drehbaren System fest ver- 

 bunden ist, spiel t iiber einer 

 Skala. Jedem Wert der 

 Skala kommt ein ganz be- 

 stimmter Wert der Kapa- 

 zitat zu. 



Sollen die Variatoren 

 mit hoheren Spannungen 

 beansprucht werden, so taucht man die 

 Plattensysteme in ein geeignetes Oel (Fig. 11). 



Streng genommen sind die Ladungen 

 soldier Kondensatoren aus drei Teilkapa- 

 zitaten zu berechnen, namlich der Kapazitat 

 C 12 der Plattensysteme gegeneinander und 

 den Kapazitaten C 10 und C 20 jedes der 

 Plattensysteme gegen Erde. Bei gro'Beren 

 Kondensatoren ist in der Regel C ]0 und C 20 



von G 12 geniigt. Sind aber nur wenig Flatten 

 vorhanden, so konnen die Teilkapazitaten 

 gegen Erde nicht mehr vernachlassigt werden, 

 und erhalten iiberdies bei Kondensatoren 



Fig. 9. 



gegen C 12 zu vernachlassigen. 



Die Angabe 



Fig. 10. 



mit einer isolierenden Umhiillung (Glas- 

 gefaB) je nach der Aui'stellung des Apparates 

 einen veranderlichen Wert. 



Wircl der Variator als Wellenmesser ge- 

 braucht, so ist die Bedingung zu erfiillen, 

 daB die auf den beiden Plattensystemen 

 angesammelten Elektrizitatsmengen in jedem 

 Augenblick einander gleich sind, aber ver- 

 schiedene Vorzeichen haben. Daraus ergibt 

 sich die sogenannte .,Betriebskapazitat" zu 



