680 



Kapazilfit 





Ki-. 11. 



i 



' 20 



Audi t'iir hohere Spannungen kann man 

 Luftkondensatoren dadurch brauchbar 

 machen, daB man die Lut't komprimiert; 

 denn iieDurchschlagsspannung derLuft steigt 

 etwa proportional dem Druck. Derartige 

 PreBgaskondensatoren konnen bei Hoch- 

 spannungsmessungen wertvolle Dienste 

 leisten; ihre Konstruktion bietet niannig- 

 fache Schwierigkeiten. 



In der Praxis haben am ineisten Ein- 

 gang gefunden Kondensatoren, in denen 

 Glimmer oder Papier als Dielektrikum ver- 

 wandt ist. Eine absolute Konstanz des 

 Kapazitatswertes ist bei diesen Konden- 

 satoren ebensowenig zu erreichen wie bei 

 den Luftkondensatoren. Dagegen Jiaben 

 sie, Luftkondensatoren gegeniiber den Nach- 

 teil, daB ihre Kapazitat, je nachdem man 

 Gleichstrom oder Wechselstrom verschie- 

 dener Frequenzen anwendet, ihren Wert 

 ilndert, nnd z\var verhalten sich clabei Papier- 

 kondensatoren imgiinstiger als Glimmer- 

 kondensatoren. 



Wird keine allzugroBe Genauigkeit der 

 Mcssung verlangt, so iiberwiegt ;:ber der 

 groBe Vorzug gegeniiber den Luftkonden- 

 satoren, der durin besteht, da B sie viel 

 handlieher und an Gewicht wesentlich 

 leichter sincl. Das ist auch der Gnmd, \ves- 

 lialb sic in der Praxis fast aussclilieBlich an- 

 'jc\vandt \verden. 



Die Glimmer- mid Papierkondensatoren 

 besitxcn in der Keirel einen inerklichen 

 Temperaturkoeffizienten. Besonders un- 

 angenehm ist es, daB bei ungeeigneter Her- 

 Stellungsarl die Kapaxitat nach einer Tempe- 

 raturerhdhung nidit auf ihreu alien Wert 



beiden Bele- 



zuruckkommt. Diese Erscheinung sovvohl 

 \vie der Temperal nrkoelTi/ient kann wescnl- 

 lich abgeschwachl werden. \venn man durch 

 Krwarmen und starkes Xnsainmeiiprcsscn 

 den xum Befestigen der Laniellen dienenden 

 Lack mii^lichst beseitiu'l. 



Die Teilkapazitaten der 

 gungen gegen Krde sind bei 

 diesen Kondensatoren gegen- 

 iiber der Kapazitat der 

 beiden Belegungen gegen - 

 einander vollstandig zu ver- 

 nachlassigen, anders steht 

 es in dieser Hinsicht mit 

 den Kapazitatssatzen. In 

 Kigur 12 ist die Schaltung 

 eines Kapazitatssatzes dar- 

 gestellt. Die rechte Stopsel- 

 reihe schlieBt die Konden- 

 satoren, die nicht einge- 

 schaltet werden sollen, kurz, 

 die linke bewirkt die Ein- 

 schaltung der Einzelkonden- 

 satoren. 



Im allgemeinen wird 



Fig. 12. 



der Wert, den man erhalt, 

 wenn man z. B. die beiden Abteilungen 

 0,02 und 0,03 einschaltet, nicht genau mit 

 der Sumnie der Einzehverte von. 0,02 und 

 0,03 iibereinstiminen, weil hier sich auch die 

 li'eu'enseitige Kapazitat fiihlbar macht. 



Xn den altesten Formen der Konden- 

 satoren gehoren die Leydener Flaschen. 

 Sie haben aber in der Regel bei Verwendung 

 von Hochirecmenz und hohen Spannungen 

 groBe Energieverluste im Dielektrikum und 

 an den Kandern der Belegungen und haben 

 daher fiir die Hochfrequenztechnik an Be- 

 deutung wesentlich verloren. 



13. Messungen mit dem ballistischen 

 Galvanometer. Am nachsten liegt es. 

 Kapazitaten mit dem ballistischen Galvano- 

 meter zu messen. Die Ausschlage eines 

 solchen Galvanometers sind den Elektrizitats- 

 mengen, von denen sie stoBartig durchf lessen 

 werden. proportional. Ladt man daher zwei 

 Kapazitaten C 3 C 2 , die man miteinander 

 verii'leichcn will, auf dieselbe Spannung. 

 und entladt sie nacheinander durch das- 

 selbe ballistisclie Galvanometer, so mogen 

 die ballistischen Ausschliige a^ a. 2 beobachtet 

 werden. Dann ist: 



<l, - Ka 1 ==C 1 K 



Cj/Ca a, -a., 



Darin bedeule! l\ die ballistisclie Galvano- 

 meterkonstante. 1st x. B. die Kapazitat C 2 

 bekannt, so I'indei man aus der letzten 

 (ileichung (',. Da man die ballistisclie 

 Konstante K eines Galvanometers auch aus 

 seiner Koiisianicn fiir Dauerstrom ableiten 

 kann, so kann auch, \\enn kein bekannter 



