Kapazitiit 



681 



Kondensator zur Hand ist. der Wert einer 

 Kapazitat nach dieser Methode bestimmt 

 werden, sofern man noch die Spannung E 

 miBt. Man wird a her nur eine maBige 

 Genauigkeit erzielen. 



Die eben beschriebene Methode zum Yer- 

 gleich zweier Kapazitaten kann eine wesent- 

 liche Verbesserung dadurch erfahren, daB 

 man sie zu einer Nnllmetliode ausgestaltet. 

 Das Schaltungsschema ist in Figur 13 clar- 



14. Die Maxwell-Thomsonsche Methode. 

 Eine wesentliche Vert'einerung erhalten die 

 Messungen dadurch, dal.i man die Konden- 

 satoren periodisch iJidt and entladt. Die 

 ant' diesem Verfahren beruhende Methode 



Fig. 13. 



gestellt. Die Spannungen, zu denen die Kon- 

 densatoren geladen werden, verhalten sich 

 zueinander, wie die in Reihe geschalteten 

 Widerstande R a : R 2 : sie werden so reguliert, 

 da6 sich auf beiclen Kondensatoren die gleiche 

 Elektrizitatsmenge ansammelt. Die Gleich- 

 heit wird dnrch den Nullausschlag des balli- 

 stischen Galvanometers bei Oeffnen oder 

 SchlieBen des Schalters S festgestellt. Es 

 ist also: 



L^IX! = - l^J^o- 



Die Resultate der Messungen mit dem 

 ballistisehen Galvanometer konnen sehr stark 

 dnrch Riickstandsbildung im Dielektriknm 

 beeini'luBt werden. Bei der Entladung z. B. 

 folgt der Elektrizitatsmenge, die sich auf 

 den Belegnngen bet'unden hat, die in das 

 Dielektriknm eingedrnngene nach. Inwie- 

 weit die letztere noch zur Erhohimg des 

 ballistisehen Ansschlages beitragt, hiingt 

 offenbar auch von der Schwingungsdauer des 

 Galvanometers ab. Denn in derZeit, wahrend 

 das Galvanometer ausschwingt, 1'lieBt aus 

 dem Riickstand danernd Elektrizitat nach, 

 die ebenfalls ablenkend auf das Galvano- 

 metersystem wirkt. Um diesen Fehler ans- 

 zuschliefien, sincl verschiedenartige Schliissel 

 gebaut worden, von denen der Zelenysche 

 in Figur 14 dargestellt ist. Driickt man den 

 Knopf K herunter, so wird znnaehst die 

 Batterie E vom Kondensator C getrennt, 

 und unmittelbar danach durch den Kon- 

 takt X der Kondensator durch Galvano- 

 meter G entladen. und nach einer kleinen 

 einstellbaren Zeit bei M der Entladekreis 

 wieder ^eoffnet. 



von Max we 11- Thomson ist eine der besten 

 und znverlassigsten Methoden zur Bestim- 

 mung von Kapazitaten. Sie gestatten den 

 Absolutwert von Kondensatoren mit groBer 

 Genauigkeit zu bestimmen und wird daher 

 vornehmlich benutzt, wenn es sich darum 

 handelt, die zeitliche Veranderung von 

 Normalkondensatoren festzustellen. 



Die Schaltung ist in Figur 15 dargestellt. 



B 



Fig. 15. 



Darin bedeutet U einen periodisch arbeiten- 

 den Urnschalter, den der Kondensator K 

 indt und entladt. Ist der Umschalter in 

 der Entladestellung, so flieBt ein Gleich- 

 strom durch das Galvanometer (i von oben 

 nach unten. Ist der Umschalter in der Lade- 

 stellung, so geht ein StromstoB durch das 

 Galvanometer von unten nach oben. Die 

 Wid'.-rstande werden so abgeglichen, daP> 

 der Gleichstrom und die period ischen Strom- 

 stoBe ihre Wirkung auf das Galvanometer- 

 system aufheben. Die Gleichgewichts- 

 bedinung lautet: 



Darin bedeutet n die Zahl der Ladungen 

 in der Sekunde. Bei genaueren Messungen 

 ist noch ein Korrektionsglied zu beriick- 

 sichtigen. Das Laden und Entladen wird 

 am besten durch einen rotierenden Unter- 

 brecher in it ii'eeigneten Kontaktstiicken be- 



