Klang 



777 



halten uncl die beruBte Platte bewegen. 

 Ferner laBt sich statt einer Platte eine 

 rotierende Trommel verwenden, welche durch 

 Schraubenfiihrung wahrend der Rotation 

 seitlich verschoben wird. LaBt man die 

 Schallwellen durch einen Trichter auf eine 

 Membran fallen, so zeichnet ein mit dieser 

 verbundener Stift die Schwingungen auf eine 

 beruBte Trommel (Phontaktograph). Er- 

 setzt man die Membran durch eine Glimmer- 

 platte, die RuBtrommel durch eine Wachs- 

 walze, so pragt sich die Form der Luft- 

 wellen in diese ein (Phonograph). Die so 

 entstandenen Kurven wurden von MeiBner 

 zeichnerisch, von Hermann photographisch 

 reproduziert und dann reclmerisch nach clem 

 Fourierschen Satze ausgewertet, d. h. 

 in ihre Grund- und Oberscnwingungen zer- 

 legt. Gegen diese Form der Klanganalyse 

 ist als Einwand erhoben worden, daB die 

 Eigenschwingungen der Platte Res'onanz- 

 gebiete vortauschen kb'nnen, welche das 

 untersuchte Instrument nicht besitzt (Gold- 

 hammer). Die empfindlichste Membran ist 

 das Seifenhautchen. In dem WeiBschen 

 Phonoskop iibertragen sich dessen Schwin- 

 gungen auf einen ganz leichten Glashebel. 

 Die Bewegungen des Rebels werden durch 

 einen gegen ihn gekreuzten engen Spalt mikro- 

 skopisch photographiert 



Fur die Aufnahme der Schwingungen 

 kann man auch den elektrischen Strom 

 benutzen. Man beobachtet dann mit dem 

 Mikrophon und laBt dessen Stromschwan- 

 kungen durch einen Oszillographen (Dud ell), 

 d. h. ein Galvanometer mit auBerst kurzer 

 eigener Schwingungsdauer sich photogra- 

 phisch aufzeichnen. 



Fig. 3. Buchstabe o als Telephonstrom mit 



Siemens-Blondelschem Oszillographen auf- 



genommen von Bel a Gati. 



Als rein optische Methode ist vor allem 

 die Verwendung von kleinen Spiegelchen zu 

 nennen, welche an dem schwingenden Korper 

 angeheftet werden uncl durch Reflexion 

 eines Lichtstrahles auf weiBer Flache einen 

 schwingenden leuchtenden Punkt erzeugen. 

 Zu weiterer Untersuchung laBt man den 

 Lichtstrahl auf einen rotierenden Spiegel 

 fallen, der das Bild auseinander zieht. Ohne 

 Schwingung zeigt das reflektierte Bild dann 

 ein schmales gerades Lichtband. Bei Be- 

 wegung verwandelt sich die gerade Linie 

 sofort in eine Schwingungskurve. Die 

 Figur 4 zeigt das Schema eines solchen be- 

 sonders verfeinerten Aufbaues nach Mar tens. 

 Hierbei sincl zwei kleine Spiegel benutzt und 



diese stehen senkredit, auf der schwingenden 

 Membran. 



-e- 



Fig. 4. Schallsrhwingnngen in Luft mit ro- 

 tierendem Spiegel nach F. F. Martens. 1 Licht- 

 bogen, N Nichol, 1' Diaphragma, U Objektiv, 

 M Membran, T Tubus, R rotierender Spiegel, 

 K Kamera, 1" Bild von 1'. 



Zu den optischen Methoden gehort ferner 

 die Verwendung der manometrischen Flam- 

 men (Konig). Diese dienen namentlich 

 zur Untersuchung der Schwingungsbewegung, 

 welche ini Innern der verschiedenen In- 

 strumente besteht, werden aber auch fur 

 Schallwellen in Luft benutzt (Abbildung 

 s. bei Artikel ,,Schall" unter 6ba). 

 Ein kleiner Hohlraum ist auf einer Seite 

 mit einer diinnen Membran abgeschlossen. 

 Durch den Hohlraum wird ein schwacher 

 Gasstrom ' geleitet, welcher beim Austreten 

 aus einer aufgesetzten engen Diise mit kleiner 

 Flamme brennt. Je kleiner der Hohlraum 

 und je groBer die Flache der Membran, um 

 so leichter reagiert die Flamme auf kleine 

 Druckschwankungen an der AuBenseite der 

 Membran. Eine Verbesserung besteht in 

 der Verwendung einer Azetylenflamme, weil 

 deren Licht so hell ist, daB die sclmellen Be- 

 wegungen der Flamme nicht nur im rotieren- 

 den Spiegel leichter wahrgenommen werden, 

 sondern sogar photographiert werden konnen. 

 Statt der photographischen Registrierung ist 

 von Marbe eine RuBmethode verwendet 

 worden, bei welcher die Flamme auf einem 

 durch sie hindurchgefiihrten Papierstreifen 

 entsprechend den Druckschwankungen gro- 

 Bere oder kleinere RuBringe erzeugt. Fiir das 

 Studium der einzelnen Bewegungszustande 

 der Flamme wurde neuerdings von Marbe 

 und Seddig eine stroboskopische Methode 

 angegeben. Eine rotierende geschlitzte 

 Scheibe erhalt eine solche Umlaufszeit, daB 

 durch die Schlitze die Flamme immer in 

 der gleichen Schwingungsphase erscheint und 

 die einzelnen Lichteindrucke sich addieren. 

 Dadurch wird eine photographische Auf- 

 nahme auf ruhender Platte ermoglicht. 



Als beste optische Methode zur Aufnahme 

 von Luftdruckschwankungen darf wohl die 

 Benutzung der optischen Interferenz zwischen 

 zwei Lichtstrahlen bezeichnet werden, weil 

 sie frei von jeder Massentragheit ist (To pier, 

 Boltzmann, Raps). Es werden dabei zwei 

 Strahlen zur Interferenz gebracht. von 



