Ewald, Giapliische Methode. 149 



bildet. Es war 1876 auf clor Londoner Ausstellung der ^visscnschaft- 

 lichen Apparate ausgestellt und stammte aus dem Prager physiologi- 

 schen Institut. Ein 2,5 Meter langer Papierstreifen ist in seiner gan- 

 zen Lnge berut und Anfang und Ende desselben sind zusammen 

 gekl('l)t. Dieser groe Ring wird dann um zwei kleine Cylinder ge- 

 legt, die so weit von einander stehen, dass das Papier gespannt wird. 

 Wenn trotz dieses Vorteils das Listrumeut wenig Verbreitung gefun- 

 den hat, so ist der Grund wol in der Unl)equemliehkeit zu suchen, 

 die stets mit dem Beruen einer so groen Flche verbunden ist, 

 selbst wenn man sich dazu einer eigenen Vorrichtung Avie beim Re- 

 gnaul t'schen Chronoskop bedient. Anstatt die berute Flche zu ver- 

 grern hat man lieber gesucht die vorhandene mglichst auszunutzen. 

 Bei dem gewhnlichen Cylindermyographion geschieht dies nun in 

 mehrfacher Weise. Entweder kann man mit Hilfe einer Schrauben- 

 vorrichtung den Cylinder in der Richtung einer Axe verschieben und 

 so eine Kurve unter resp. ber die andere schreiben ohne das schrei- 

 bende Listrument deshalb in eine andere Lage bringen zu mssen. 

 Oder man wendet eine Vorrichtung an, vermge deren der um seine ver- 

 tikale Axe sich drehende Cylinder gleichzeitig langsam fllt d. h. an 

 seiner feststehenden Axe herabgleitet und zwar mit einer Geschwin- 

 digkeit, welche von dem Gang des Uhrwerks abhngig ist. Man er- 

 hlt auf diese Weise als Abscissenaxe eine regelmige Spirallinie. 

 Natrlich drfen die zu zeichnenden Kurven nicht hher sein, als die 

 Steigung der Spirallinie betrgt; wo dies der Fall ist, bietet diese 

 Schreibweise groe Vorteile. 



Da man dem Cylinder eine groe Gescln\indigkeit erteilen kann, 

 so ist er auch zur Aufzeichnung schnell ablaufender Vorgnge, z. B. 

 der Muskelzuckung, geeignet. Solche Apparate nennt man in der 

 Physiologie Myographien. Ein solches Instrument, welches erst in 

 diesem Jahre publicirt worden ist^), Avill ich eben deshalb hier etwas 

 genauer beschreiben. 



Die Verft". haben eine von du Bois-Reymond schon von einer 

 Reihe von Jahren ausgesprochene Idee ausgearbeitet und danach das 

 betreffende Instrument konstruirt. Wie der Name besagt besteht die 

 sich bewegende Flche aus einem Cylinder, der aber abweichend von 

 den gewhnlichen Kymographien und Myogra])hien direkt durch eine 

 gespannte Feder in Bewegung gesetzt wird und nicht erst durch Ver- 

 mittlung eines besondern Uhrwerks. Dadurch kann dem Cylinder die 

 fr Muskelkurven erforderliche Rotationsgesch-windigkeit erteilt wer- 

 den. Es bedarf aber bei diesem Instrument einer speciellen Vorrich- 

 tung um den Cylinder nach Vollendung einer Umdrehung Avieder zum 

 Stillstand zu bringen, denn sonst wrden neue Kurven bei jeder fol- 



1) M. V. Vintschgaii und M. Dietl, P^in Cyliiiderfedermyographioii. 

 Pflge r's Archiv Bd. XXV S. 112. 



