470 Tigerstedt, Mechanische Nervenreizxmg. 



sehe Einwirkung ausznhalten im Stande ist. Mit dem ersten Tetano- 

 motor Heidenhain's besttigten Billiarz und O.Nasse (Archiv f. 

 Anatomie und Physiologie 1862) fr frische Nerven die Richtigkeit 

 von Pflger's Gesetz ber die Erregbarkeitsvernderungen durch 

 einen konstanten elektrischen Strom. 



Der erste Apparat, den ich zur Nervenreizung durch einzelne me- 

 chanische Ste konstruirtC; sollte hauptschlich dazu dienen, die 

 Strke des Reizes mit grtmglicher Genauigkeit zu ermitteln. Der 

 Nerv wird mittels desselben dadurch gereizt, dass ein Gewicht von 

 verschiedenen Hhen frei auf ihn fllt. Dieses Gewicht wird in der 

 Schwebe gehalten durch einen Elektromagnet, welcher zwischen zwei 

 Messingpfeilern in vertikaler Richtung beweglich ist. Durch Oeffnen 

 des Stroms wird der Elektromagnet demagnetisirt, das Gewicht fllt 

 herab und reizt den Nerven. Da der Elektromagnet samt dem Gewicht 

 auch in horizontaler Richtung verschiebbar sind, so knnen ver- 

 schiedene Punkte des Nerven nacheinander gereizt werden. Der Nerv 

 selbst liegt auf einem glsernen Bette. Nachdem das Gewicht herab- 

 gefallen ist^ wird es mit dem Finger durch eine besondere Einrich- 

 tung sofort gehoben. 



Durch Bestimmung der Fallzeit des Gewichts habe ich gefunden, 

 dass die Reibung des Apparats gar nicht in Betracht gezogen zu 

 werden braucht, und dass somit die Strke des Reizes durch das 

 Produkt der Schwere und der Fallhhe des Gewichts bestimmt wird. 

 Dadurch ist in jedem einzelnen Falle die Strke des den Nerven treffen- 

 den Reizes in absoluten Maen genau bestimmt. 



Diese Methode hat indess eine Unbequemlichkeit, welche ich 

 schon in meiner ersten Beschreibung hervorgehoben habe, nmlich, 

 dass eine auerordentliche Genauigkeit bei den Versuchen ntig ist, 

 wenn das Gewicht genau mit seiner Mitte den Nerven treffen soll ; im 

 entgegengesetzten Fall wrde natrlich die Strke des Stoes vermin- 

 dert werden. Dazu kommt noch, dass die Messung der Fallhhen 

 durch den Kathetometer sehr ermdend und die Methode das Gewicht 

 vom Nerven zu heben nicht vollstndig befriedigend waren. 



Dadurch wurde ich veranlasst, eine neue Methode auszuarbeiten, 

 welche zu solchen Reizversuchen dienen sollte, bei denen es nicht ntig 

 war, die absolute Kraft des Reizes genau zu bestimmen, sondern nur die- 

 selbe vom Minimum bis zum Maximum zu modificiren, etwa in der- 

 selben Art, wie der elektrische Reiz durch einen gewhnlichen In- 

 duktionsapparat abgestuft wird. 



Dieser neue Apparat hat sich unerwartet gut bewhrt; mit dem- 

 selben ist die mechanische Nervenreizung ganz ebenso bequem und 

 einfach wie die elektrische geworden. Er ist folgendermaen kon- 

 struirt. Der Nerv liegt ganz wie beim ersten Apparate auf einem Bette, 

 das jedoch hier aus Blei angefertigt und mit Paraffin berzogen ist. 

 Die Reizung geschieht durch das Herabfallen eines dnnen Hebels, 



