202 



Elektrische Arbeit 



wie ein Spannungsmesser geschaltet und 

 Spannungskreis genannt von der Betriebs- 

 spannung beeinflut wird, der andere 

 wie ein Strommesser geschaltet und Haupt- 

 stromkreis genannt vom Arbeitsstrom 

 durchflssen wird. 



Die Schaltung erfolgt in der Kegel in 

 der durch Figur 2 dargestellten Weise. 



Fig. 2. 



Zwischen A und B ist der Spannungskreis 

 geschaltet; er besteht aus den Spannungs- 

 spulen und einem greren Zusatzwider- 

 stand R. Die vom Arbeitsstrom durch- 

 flossenen Hauptstromspulen H x und H 2 , meist 

 zwei an Zahl sind so angeordnet, da sie, von 

 den Abzweigpunkten A und B aus gesehen, 

 auf der Seite des Verbrauchers liegen. Der 

 Zhler mit in dieser Lage die Arbeit im 

 Verbrauchskreise zwischen den Punkten A 

 und B; d. h. es wird die in den Hauptstrom- 

 spulen verbrauchte Arbeit mit gemessen, 

 dagegen diejenige im Spannungskreise nicht. 

 Letztere wird also kostenlos von der Zentrale 

 getragen; da der Spannungskreis dauernd 

 angeschlossen ist, gleichgltig, ob der Ver- 

 braucher elektrische Arbeit entnimmt oder 

 nicht, so kann diese Arbeitsabgabe, nament- 

 lich wenn es sich um geringe Energieabgabe 

 in dem Verbrauchsstromkreis handelt, fr 

 die Zentrale einen merklichen Verlust be- 

 deuten. 



Deswegen werden hufiger Zhler an- 

 gewandt, die keinen Spannungskreis ent- 

 halten; bei diesen ist vorausgesetzt, da 

 die Spannung konstant ist, was ja auch bei 

 modernen Zentralen im Mittel mit gengender 

 Genauigkeit zutrifft. Zhler ohne Spannungs- 

 kreis messen also nur / Idt und werden daher 



'J 



Amperestundenzhlef genannt. Unter An- 

 nahme einer konstanten Spannung, die 

 auf dem Apparat angegeben sein mu, kann 

 natrlich das Zhlwerk so eingerichtet wer- 

 den, da es wiederum Wattstunden angibt. 

 Diese Angaben gelten aber nur dann, wenn 

 die Spannung E dauernd und unverndert 

 den Wert hat, fr welchen das Zhlwerk 

 eingerichtet ist. Arbeitet man mit einer 



davon abweichenden Spannung E x , so mu 

 man die Zhlerangaben mit E X :E multipli- 

 zieren, um den wahren Verbrauch zu er- 

 halten. 



Kann man nicht nur die Spannung, 

 sondern auch den Arbeitsstrom als konstant 

 voraussetzen, d. h. ist die elektrische Leistung 

 L dauernd konstant, so gengt es, die Zeit t 

 zu messen, whrend welcher die Leistung 

 abgegeben wird; die Arbeit ist dann 



Lt. 

 Dementsprechend hat man sogenannte Zeit- 

 zhler konstruiert, die da angewandt werden, 

 wo durch einen Schalter stets dieselbe Be- 

 lastung, z. B. eine ganz bestimmte Zahl von 

 Lampen eingeschaltet wird. Die Zeitzhler 

 sind im wesentlichen gewhnliche Unruhe- 

 uhren, die durch Bettigung des Schalters 

 angestoen oder angehalten werden. Natr- 

 lich kann auch hier unter Annahme einer 

 ganz bestimmten Leistung, die durch den 

 Schalter im Zhler eingeschaltet wird, das 

 Zifferblatt statt in Stunden und Minuten in 

 Kilowattstunden geteilt sein. 



Die Prinzipien, die bei der Konstruktion 

 von Zhlern angewandt worden sind, sind 

 I recht mannigfaltig ; im folgenden sollen nur 

 diejenigen besprochen werden, die sich in 

 praktisch ausgefhrten Konstruktionen als 

 lebensfhig erwiesen haben. Von den mannig- 

 fachen, verschiedenartigen _ Ausfhrungs- 

 formen, die diese Prinzipien bei den einzelnen 

 Firmen erfahren haben, kann hier natrlich 

 immer nur eine einzelne beschrieben werden. 



4. Elektrolytische Zhler. Der elektro- 

 lytische Zhler ist vom rein physikalischen 

 Standpunkt aus der geborene Ampere- 

 stundenzhler fr Gleichstrom. Nach dem 

 Faraday sehen Gesetz wird von einem Strom, 

 der durch einen Elektrolyten fliet, an der 

 Kathode Wasserstoff oder Metall ausge- 

 schieden in einer Menge, die der durchge- 

 flossenen Elektrizittsmenge proportional ist. 

 Der praktischen Ausfhrung eines auf diesem 

 Gesetz beruhenden Zhlers haben sich aber 

 auerordentliche Schwierigkeiten entgegen- 

 gestellt, und von den zahlreichen Kon- 

 struktionen, die versucht sind, hat sich 

 bis jetzt nur eine als lebensfhig erwiesen: 

 die Stia-Zhler der Firma Schott & Gen. 

 in Jena. 



In diesem Zhler wird als Elektrolyt 

 eine Lsung von Jodquecksilber und Jod- 

 kalium in Wasser benutzt; diese Lsung 

 hat die wichtige Eigenschaft, da ihre 

 chemische Zusammensetzung auch in langen 

 Zeiten keine Vernderung erfhrt. 



Der Elektrolyt ist in einem allseitig zu- 

 geschmolzenen Glasrohr G eingeschlossen 

 (Fig. 3); oben besitzt das Glasrohr eine ring- 

 frmige Erweiterung A, die mit dem als Anode 

 dienenden Quecksilber angefllt ist. Etwas 

 unterhalb dieses Ringes ist die Kathode K 



