Elektrische Arbeit 



203 



angeordnet, die aus einem schwach konisch 

 geformten dnnen Iridiumblech besteht. 

 Bei Stromdurchgang wird an der Kathode 

 Quecksilber ausgeschieden, das abtropft und 

 in ein zylindrisches Rohr G fllt. Das Rohr 

 ist mit einer Teilung H versehen, an welcher 

 Amperestunden (oder unter Voraussetzung 

 konstanter Betriebsspannung Wattstunden) 



abgelesen werden. 

 Das Anion ver- 

 einigt sich mit dem 

 in der ringfrmi- 

 gen Rinne befind- 

 lichen Quecksilber 

 und regeneriert 

 den Elektrolyten. 

 Zur Verringerung 

 des Widerstandes 

 sind Anode und 

 Kathode dicht an- 

 einander gerckt ; 

 ihre ringfrmige 

 Form gewhrleistet 

 eine gleichmige 

 Stromverteilung. 

 Die Kathode liegt 

 etwas tiefer als 

 die iVnode, damit 

 die bei der Elektro- 

 lyse auftretenden 

 Konzentrationsn- 

 derungen des Elek- 

 trolyten sich durch 

 Strmung mg- 

 lichst rasch aus- 

 gleichen. Ein 

 kleiner Zaun B 

 aus vertikalen Glasstben verhindert, da 

 das Quecksilber durch Erschtterungen in 

 das Fallrohr geschleudert wird. Um das 

 Niveau des Anodenquecksilbers, das bei der 

 Elektrolyse aufgezehrt wird, in gleicher 

 Hhe zu halten, ist ein Reservoir C ange- 

 schlossen, hnlich den Reservoiren an alten 

 Oellampen. 



Nach einer gewissen Zeit ist auch das 

 Quecksilber des Reservoirs C verbraucht; 

 alles Quecksilber befindet sich in dem ge- 

 teilten Fallrohr, und mu durch einen Re- 

 visionsbeamten durch Kippen um eine hori- 

 zontale Achse, die am oberen Ende des 

 Zhlergestelles angebracht ist, in das Reservoir 

 zurckgeblacht werden. 



Durch den Elektrolyten kann man natur- 

 gem nur einen verhltnismig kleinen 

 Strom schicken (einige Zehntel Ampere). 

 Fr strkere Strme mu zur Zelle ein 

 Nebenschluwiderstand gelegt werden. Dabei 

 ist zu bercksichtigen, da der Widerstand 

 des Elektrolyten stark mit der Temperatur 

 abnimmt; um diese Eigenschaft zu kompen- 

 sieren, wird ihm ein Nickelwiderstand L 

 vorgeschaltet, der seinen Widerstand bei 



Fig. 3. 



steigender Temperatur in entgegengesetztem 

 Sinne ndert. 



Bei den fr die Praxis bestimmten 

 Zhlern wird der Nebenschluwiderstand so 

 gro gewhlt, da das Fallrohr verhltnis- 

 mig langsam volluft, damit das Kippen 

 im Jahre nur wenigemal erforderlich wird. 

 Demgegenber ist von der Firma Schott 

 ein Zhler in den Handel gebracht, der 

 vornehmlich fr Laboratorien bestimmt ist - 

 in demselben sind mehrere Elektroden parallel 

 geschaltet, so da einige Ampere direkt durch 

 die Zersetzungszelle flieen knnen und das 

 Fallrohr verhltnismig rasch volluft, 

 und auf diese Weise in kurzer Zeit eine ge- 

 naue Messung ermglicht wird. 



Der Hauptvorzug der Stiazhler besteht 

 darin, da bewegliche Teile, die der Ab- 

 nutzung unterworfen sind, fehlen, und da 

 daher bei sachgemer Anwendung die 

 Eichung keiner Aenderung mit der Zeit 

 unterliegt. Die erste Eichung ist etwas 

 mhsam und zeitraubend; zur Kontrolle der 

 Richtigkeit wird es im allgemeinen ge- 

 ngen, sich davon zu berzeugen, da die 

 Widerstnde unverndert geblieben sind. 

 Gefhrlich werden starke Ueberlastung und 

 heftige Kurzschlsse durch den Zhler. 



Zwischen dem Widerstand S des Nebenschlusses, 

 dem Widerstand r des die Zersetzungszelle 

 enthaltenden abgezweigten Kreises und dem in 

 Gramm ausgedrckten Quecksilberinhalt G des 

 bis zum obersten Skalenteilstriche gefllten 

 Merohres besteht die Beziehung 



G = 10 i )0 -3,726^^fr kWstzhler 

 -k w . r 



i+; 



und 



G = 3,726 



"ff 



fr Astzhler. 



Darin bedeutet 



A die Zahl der Kilowattstunden. 



a die Zahl der Amperestunden, welche der 

 oberste Skalenstrich angibt. 



E die Betriebsspannung, die bei kWstzhlern 

 auf dem Apparat vermerkt ist. 



5. Pendelzhler. Die Pendelzhler ge- 

 hren zu den ltesten Zhlern, die konstruiert 

 und in den Handel gebracht sind; sie sind 

 von der Firma H. Aron in Charlottenburg 

 zuerst in einer fr die Praxis brauchbaren 

 Form konstruiert und stetig vervollkommnet 

 worden. 



Der Zhler in seiner einfachsten Form 

 ist ein Amperestundenzhler fr Gleich- 

 strom; er besteht aus einer guten Pendeluhr 

 (Regulator), an deren Pendel ein Dauermagnet 

 mit vertikaler Achslage befestigt ist. Unter- 

 halb des Magneten befindet sich eine Spule, 

 durch welche der Arbeitsstrom fliet. Da- 

 durch erfhrt die Schwingungsdauer des 

 Pendels je nach Lage der Stromrichtung 



