204 



Elektrische Arbeit 



der Spule eine Beschleunigung oder Ver- 

 zgerung; die Uhr wird um einen gewissen 

 Betrag vor- oder nachgehen, aus dem auf 

 die Zahl der Amperestunden geschlossen 

 werden kann. Bei genauen Messungen ist 

 es vorteilhafter, das Pendel zu beschleunigen 

 als zu verzgern. Zur Eichung bestimmt 

 man nach den blichen Methoden die Schwin- 

 gungsdauer des Pendels in Abhngigkeit 

 von der Stromstrke, was mit groer Ge- 

 nauigkeit ausgefhrt werden kann. Die 

 Zunahme der Zahl der Pendelschwingungen 

 pro Minute (5n ist nicht genau proportional 

 der Stromstrke in der Spule; sie gehorcht 

 vielmehr dem Gesetz 



(5n= aJ bJ 2 

 Es mssen daher die Messungen fr mehrere 

 Stromstrken gemacht werden, um die 

 Konstanten a und b berechnen zu knnen. 



Diese ursprngliche Ausfhrungsform der 

 Aronzhler ist fr die Anforderungen, die 

 heutzutage im praktischen Betriebe gestellt 

 werden, gnzlich unzulnglich, kann aber 

 im Laboratoriumunter Umstnden bessere 

 Dienste leisten, als die modernen fr den 

 Verkehr bestimmten Formen. 



Ersetzt man den Dauermagneten am 

 Pendel durch eine Spule mit vertikaler 

 Achse, die unter Vorschaltung eines ge- 

 eigneten Widerstandes an die Betriebs- 

 spannung angeschlossen wird, so bildet 

 diese Spule in Verbindung mit der, parallel 

 dazu, darunter liegenden Hauptstromspule 

 ein Dynamometer und die Gangnderung 

 der Uhr gibt nicht mein Amperestunden, 

 sondern Wattstunden an. Aron fhrt einen 

 derartigen Zhler aus, der als Kontroll- oder 

 Eichapparat vielfach Verwendung findet. 

 In diesem Apparate (Fig. 4) sind zwei der- 

 artig ausgerstete, einander gleiche Uhren 

 nebeneinander aufgehngt. Die Spannungs- 

 spulen der beiden Uhren sind hintereinander 

 geschaltet, ebenso die beiden Hauptstrom- 

 spulen. Whrend aber die Spannungsspulen 

 die gleiche Windungsrichtung haben, sind 

 die Windungsrichtungen der Hauptstrom- 

 spulen einander entgegengerichtet. Setzt 

 man konstante Spannung E voraus, so geht 

 die eine Uhr vor um einen Betrag, der pro- 

 portional 



aJ bJ 2 



ist, die andere nach um einen Betrag, den 

 man erhlt, wenn man in der letzten Formel 

 J durch J ersetzt, d. h. 



aJ bJ 2 . 



Die beiden Uhren zeigen danach eine Gang- 

 differenz gleich der Differenz dieser beiden 

 Ausdrcke, d. i. 



2aJ 



oder die Gangdifferenz der Uhren wird 

 proportional der Stromstrke, das quadra- 



tische Glied ist verschwunden. Aendert 

 sich auch die Spannung, so wird die Gang- 

 differenz, wie leicht ersichtlich, proportional 

 EJt; der Zhler ist ein Wattstundenzhler, 

 dessen Konstante experimentell ermittelt 



werden mu. Sie gibt an, wieviel Watt- 

 stunden 1 Minute Gangdifferenz entsprechen. 

 Voraussetzung ist dabei, da die strom- 

 losen Zhler genau gleichen Gang haben. 

 Dies mu an Ort und Stelle stets erst sorg- 

 fltig geprft werden, zumal die langen 

 Pendel whrend des Transportes ausgehngt 

 werden mssen. 



Da der Zhler auf dem dynamometrischen 

 Prinzip beruht, ist er auch geeignet, die 

 elektrische Arbeit eines Wechselstromes zu 

 messen. Natrlich mssen die bei Wechsel- 

 strommessungen mit Dynamometern auf- 

 tretenden Fehlerquellen vermieden werden 

 (s. den Artikel Elektrische Leistung"). 



Es seien nun kurz diejenigen Abnde- 

 rungen des Apparates besprochen, die ge- 

 troffen worden sind, um ihn fr die heutige 

 Praxis brauchbar zu machen. 



a) Es werden die beiden Zifferbltter 



