Elektrische Arbeit 



209 



Strom ein- und austreten kann. Dement- 

 sprechend erfolgen die Stromzufhrungen 

 des Arbeitsstromes im Mittelpunkte K 2 und 

 an einer Stelle K x des Randes der Dose. 

 Symmetrisch zur Drehachse der Scheibe 

 sind zwei Dauermagnete MM angebracht, 

 deren Pole P^aPsPi die Dose so umfassen, 

 da sich die Scheibe zwischen den Polen 

 hindurchbewegt. Die Pole PiP 2 des einen 



also der Antriebsmagnet derjenige, der 

 durch die Hilfsspule verstrkt wird, so 

 erhlt man dadurch ein mit der Stromstrke 

 wachsendes passendes Zusatzmoment zur 

 Kompensation der Reibung. 



Wegen des Auftriebes der schwimmenden 

 Scheibe ist die Lagerreibung auerordentlich 

 klein; die Zhler haben daher, namentlich, 

 wenn die eben besprochene Kompensation 



Magnetes liegen in der Richtung der Ein- angebracht ist, die vorteilhafte Eigenschaft, 



da sie schon bei sehr kleinen Stromstrken 

 anlaufen. Ein weiterer Vorzug besteht 

 darin, da der Eigenverbrauch im Apparat 

 sehr gering ist. Der Spannungsabfall im 

 Zhler betrgt bei voller Stromstrke nur 

 einige Zehntel Volt. Diesen Vorzgen steht 

 ein Nachteil gegenber, darin bestehend, 

 da zwar das antreibende Moment von der 

 Temperatur nicht abhngig ist, wohl aber 

 das Bremsmoment, und zwar aus denselben 

 Grnden wie bei den Kollektorzhlern. Da- 

 her nimmt mit wachsender Temperatur die 

 Tourenzahl des Ankers zu. Dies trifft aber 

 nur fr Zhler bis zu etwa 5 Ampere zu, 

 bei denen der gesamte Arbeitsstrom die 

 Scheibe durchfliet. 



Zhler fr groe Stromstrken erhalten 

 einen Nebenschlu (s.Fig.9) aus Temperatur- 

 koeffizientenfreiem Material. Bei den Zhlern 

 mit Nebenschlu nimmt daher auch das 

 antreibende Drehmoment mit wach- 

 sender Temperatur ab, und die Zhlerangaben 

 werden nahezu unabhngig von der Tem- 

 peratur. 



Einige Schwierigkeiten beim Aufbau und 

 Gebrauch bereitet das Quecksilber. Vor 



Fig. 9. 



tritts- und Austrittsstelle des Arbeitsstromes, 

 so da letzterer zwischen den Polen des 



Magnetes hindurchfliet. Hierdurch kommt j allem ist darauf zu achten, da keinerlei 

 ein die Strke des Arbeitsstromes antreiben- 

 des Drehmoment zustande. Andererseits 



erfhrt die Scheibe bei der Bewegung, genau 

 so, wie bei den vorher besprochenen Motor- 

 zhlern eine Bremsung durch die Wirbel- 

 strme, die durch beide Dauermagnete in- 

 duziert werden. Die Umdrehungszahl ist 

 daher proportional der Zahl der durch die 

 Scheibe geflossenen Elektrizittsmenge; der 

 Zhler gehrt zur Klasse der Amperestunden- 

 zhler. 



Es ist noch die Flssigkeitsreibung des 

 Quecksilbers zu bercksichtigen. Macht man 

 Arbeitsmoment und Bremsmoment sehr gro, 

 so kann die Flssigkeitsreibung vernach- 

 lssigt werden. Besser ist es, sie zu kompen- 

 sieren. Dies kann auf folgendem Wege ge- ! ist ein dynamo metrisch wirkender Zhler 

 schehen. Man schickt den Arbeitsstrom I in den Handel gebracht worden, der wie 



Luftblschen in die Dose eindringen und 

 sich etwa unter die Scheibe setzen. Anderer- 

 seits mssen Vorrichtungen vorhanden sein, 

 um die Dose whrend des Transportes queck- 

 silberdicht abzuschlieen. Diese Vorrich- 

 tungen werden meist so ausgefhrt, da 

 man den Zhler von seinem Standort nicht 

 abschrauben kann, ohne zuvor den Anker 

 zu arretieren. Die Arretiervorrichtung 

 schliet gleichzeitig durch eine Lederdichtung 

 die Quecksilberdose. 



Quecksilbermotorzhler findet man vor- 

 nehmlich in Gegenden mit feuchtem Klima, 

 wo Kollektoren erfahrungsgem ganz be- 

 sonders stark leiden. 



8. Oszillierende Zhler. Von der AEG 



durch eine Hilfsspule V, welche so ge- 

 schaltet ist, da dadurch die Pole des einen 

 Dauermagneten verstrkt, die des anderen 

 um nahezu denselben Betrag geschwcht 

 werden. Die Bremsung erfhrt daher prak- 

 tisch keine Aenderung, wohl aber das An- 

 triebsmoment, da dies nur von einem der 



ein Motorwattstundenzhler aufgebaut ist, 

 nur mit dem Unterschied, da der Anker 

 statt sich in einer Richtung zu drehen, zwi- 

 schen zwei Anschlgen hin- und herpendelt. 

 Auf diese Weise ist der Kollektor entbehrlich, 

 die Stromzufhrungen zum Anker erfolgen 

 durch biegsame Bnder. Die Anschlge 



beiden Dauermagneten verursacht wird. Ist bettigen zwei Relais, durch welche die 



Handwrterbuch der Naturwissenschaften. Band III. 14 



