210 



Elektrische Arbeit 



Stromrichtung in der Ankerspule umgedreht 

 wird. Die Schaltung geht aus Figur 10 her- 

 vor. Die feststehenden Feldspulen F werden 

 vom Betriebsstrom durchflssen. Der Span- 

 nungskreis, beginnend am Pol Z , besteht 

 aus der Hilfsspule H, welche wie beim ge- 



Fig. 10. 



wohnlichen Motorwattstundenzhler zur Kom- 

 pensation der Reibung dient, den feststehen- 

 den Relaismagneten \JiTJ 2 , zwischen denen 

 zwei groe Widerstnde WjW 2 liegen und 

 dem Vorschaltwiderstand W; in + Z endet 

 der Spannungskreis. 



Die oszillierende Spannungsspule D, auf 

 welche die Hauptstromspulen F wirken, 

 zweigt zwischen den Widerstnden W x und 

 W 2 durch biegsame Bnder ab. Das andere 

 Ende der Spule D trgt einen Arm C 3 , 

 der zwischen den Kontakten C x und C 2 

 hin und her pendelt. Gleichzeitig ist 

 dasselbe Spulenende mit dem Anker C G 

 der beiden Relais verbunden; C 6 legt sich 

 gegen die Kontakte C 4 oder C 5 , die mit den 

 Mitten der Relais verbunden sind. Der 

 Widerstand von D ist erheblich kleiner, 

 als der von W 4 + V 1 oder W 2 + U 2 . Liegt 

 also C 6 an C 4 , so wird die untere Hlfte von 

 U x und W x durch D berbrckt. Da U 2 

 ganz, U 4 nur halb erregt ist, so legt sich C 6 

 um so fester an C 4 . Der Anker beginnt sich 

 durch die Wechselwirkung zwischen F und 

 D zu drehen, bis der Arm C 3 an C 2 schlgt 

 und dadurch die Relaisspule U 2 und den 

 Widerstand W, kurz schliet. Die Folge 

 davon ist, da nunmehr V 1 berwiegt und 

 der Relaismagnet C 6 nach C 5 hinberkippt. 

 Ist dies geschehen, so ist dadurch gleich- 

 zeitig U x voll erregt und die Stromrichtung 

 in D umgekehrt. Durch die Umkehr der 

 auf den Anker wirkenden Kraftrichtung 

 wird C 3 von C 2 abgehoben, und der Anker 

 bewegt sich in entgegengesetzter Richtung, 

 bis C 3 an C x stt usf. 



Whrend beim gewhnlichen Motorzhler 

 die zu messende elektrische Arbeit der 

 Zahl der Umdrehungen proportional ist, 

 ist sie bei diesen Zhlern der Zahl der Os- 

 zillationen proportional. Das Zhlwerk 

 wird daher durch ein Rad angetrieben, 

 welches durch einen am Relaisanker C 6 

 sitzenden Haken bei jeder Pendelung um 

 einen Zahn vorwrts geschoben wird. 



Diese Anordnung hat den weiteren Vor- 

 teil, da die zur Bewegung des Zhlwerks 

 erforderliche Arbeit nicht vom Zhleranker, 

 sondern von den Relaismagneten aufge- 

 bracht wird. Durch die Kontakte CiCadCg 

 werden immer nur Teile des Spannungs- 

 kreises kurz geschlossen, nie wird dabei 

 ein Stromkreis vollstndig ausgeschaltet. 

 Dadurch wird erreicht, da die Funken- 

 bildung an den Kontakten mglichst klein 

 gemacht wird. Auf die Ausbildung und 

 Reinhaltung der Kontakte ist die grte 

 Sorgfalt zu verwenden. 



9. Induktionszhler. Induktionszhler 

 sind Motorzhler, die nur zur Messung von 

 Wechsel st romarbeit brauchbar sind. 

 Sie sind dadurch ausgezeichnet, da die 

 im Anker flieenden Strme durch gegen- 

 seitige Induktion mit feststehenden Spulen 

 zustande kommen; der Anker wird also bei 

 Verwendung von Gleichstrom stromlos blei- 

 ben, ein Drehmoment knnte in diesem Fall 

 nicht auftreten. Der Vorteil gegenber 

 den Gleichstrommotorzhlern besteht darin, 

 da der Anker keine Stromzufhrungen 

 ntig hat, da also der empfindlichste Teil 

 des Gleichstromzhlers, der Kollektor, weg- 

 fllt, da der Anker keine besondere Wicke- 

 lung braucht, sondern nur aus einer Metall- 

 scheibe oder einem Metallzylinder besteht. 

 Das hat wieder zur Folge, da das Anker- 

 gewicht sehr klein gemacht werden kann, 

 so klein, da eine Arretierung whrend des 

 Transportes in der Regel entbehrlich ist. 

 Die Lagerreibung wird infolge des geringen 

 Ankergewichtes so herabgesetzt, da sie 

 als klein gegen die Luft- und Zhlwerks- 

 reibung angesehen werden kann. 



Diesen wesentlichen Vorzgen steht gegen- 

 ber, da die Angaben von der Frequenz 

 des Wechselstromes abhngig sein mssen, 

 da sich die Strke der induzierten Strme im 

 allgemeinen mit der Frequenz ndert. Sache 

 des Konstrukteurs ist es, die Abmessungen 

 und Wickelungsdaten so zu whlen, da 

 die Abhngigkeit der Zhlerangaben von 

 der Frequenz in gewissen Bereichen mg- 

 lichst klein wird. Damit ist den Anforde- 

 rungen, welche die Praxis stellt, vollstndig 

 Genge getan. Denn in der Praxis wird 

 fast ausschlielich mit konstanten oder 

 nahezu konstanten Frequenzen gearbeitet. 

 Die Apparate werden nun so konstruiert, 

 da sie bei der normalen Frequenz gegen die 



